147 
stellt; durch allmählige Näherung oder Entfernung der unte- 
ren Enden der Magnete gegen einander kann man ihrer 
Richtkraft auf die Nadeln jeden beliebigen Werth geben. 
Stellt man dieselben so ein, dass ihre Kraft eben ausreicht, 
die ablenkenden Wirkungen der Drahtmassen zu überwin- 
den, so hat man den höchsten Grad der Empfindlichkeit ge- 
geben. Die Kreistheilung ist auf eine versilberte Kupfer- 
platte aufgetragen, welche durch ihren dämpfenden Einfluss 
die Schwankungen der Magnetnadeln sehr schnell beseitigt. 
In Betreff der Vorsichtsmaassregeln, welche bei der Behand- 
lung so empfindlicher Multiplicatoren anzuwenden sind, kann 
ich am besten auf die vollständige und gründliche Erörte- 
rung derselben verweisen in E. du Bois-Reymond, Un- 
tersuchungen über thierische Elektriecität. Berlin 
1848. Bd. 1. p. 160 —203. 
Die angewendete thermo&lectrische Kette muss ich nä- 
her beschreiben, weil sie von den bisherigen Formen dieser 
Ketten gänzlich abweicht. Man hat früher die Teinperatur- 
bestimmungen an thierischen Theilen auf thermotlectrischem 
Wege immer hur mit einem wirksamen Elemente gemacht, 
und zwar sind von Becquerel und Breschet Combina- 
tionen von Eisen und Kupfer gewählt worden; dieselben 
hat auch Dutrochet ') benutzt. Ich zog es vor, drei Ele- 
mente hinter einander anzuwenden, um so die electromoto- 
rische Kraft des Stromes zu verdreifachen. Um dieselben 
aber in die thierischen 'Theile einzubringen, musste man sie 
{rennen und leicht wieder verbinden können. . Letzteres ge- 
schah dadurch, dass die Enden derselben zwischen zwei 
isolirenden Elfenbeinplättchen gepresst wurden gegen Kupfer- 
streifen, durch welche die Leitung bis zum nächsten Ele- 
ment hergestellt wurde. Die Eleimeiıte selbst bestanden aus 
einem Mittelstück von Eisen, an dessen beide Enden Neu- 
silber angelöthet war, weil diese beiden Metälle eine etwa 
1) Ann. des sciences natur. T. XIII. 1840. 
10* 
