151 
einzelnen Multiplieator nur durch Versuche bestimmt werden 
kann. 4) Die magnelischen Kräfte der geringen Verunrei- 
nigung des Kupferdrahts mit Eisen; diese streben bei dem 
von mir gebrauchten Multiplicator in den Graden zwischen 
0° und 20° die Nadel vom Nullpunkt abzulenken, zwischen 
20° und 90° dagegen, sie demselben zu nähern. Die Grösse 
dieser letzteren Kräfte für jeden einzelnen Grad der Thei- 
lung kanı gemessen werden, wenn man bei geöffnetem. 
Schliessungsdraht und nach Entfernung des Compensators 
durch Drehung des Kastens mit den Drahtwindungen und 
der Theilung die Nadel auf die einzelnen Theilstriche ein- 
stell. Hat man z. B., um die Nadel auf den Theilstrich 
10° einzustellen, den Kasten um 7° drehen müssen, so steht 
die Nadel um 3° aus dem Meridian, und die Kraft der Ab- 
lenkung ist sin 3°, wenn die Einheit der ablenkenden Kraft 
diejenige ist, welche der Erdmagnelismus bei einer Ablen- 
kung von 90° auf das Nadelpaar ausübt. Lässt man den 
Compensator stehen, und macht denselben Versuch, so wird 
ınan kleinere Ableukungen der Nadeln bekommen, weil die 
Wirkung des Erdnmagnelismus dadurch verstärkt ist; man 
wird aber die ablenkenden Kräfte wieder dem Sinus des 
Ablenkungswinkels nahehin gleich setzen können, nur ist 
die Einheit dieser Drelikraft um so viel grösser als die 
vorige, als die Wirkung des Erdinagnetismus durch den 
Compensator erhöht wird. Dieses Verfahren giebt zugleich 
ein Mittel ab, die Richtkraft des Conpensators ihrer Grösse 
nach gegen die des Erdmagnetismus zu bestimmen. 
Hat man für jeden Grad der Kreistheilung auf diese Art 
die magnetische Drehkraft der Drahtwindungen bestimmt, 
»o lässt sich bei einem Nadelpaar, welches keinen Compen- 
sator nölhig macht, das Graduationsverfahren von Poggen- 
dorff') in Anwendung bringen, bestehend in der Beobach- 
tung mehrerer Ablenkungen, welche derselbe Strom hei ver- 
1) Poggend. Annalen, Bd. LVI. p. 324. 
