153 
bei dem hier zu erzielenden Grade von Genauigkeit vernach- 
lässigt werden kann. 
Auf diesen Umstand lässt sich nun ein für die ersten 
20 Grade ausreichendes und leicht so oft als nöthig zu con- 
trollirendes Verfahren der Graduation gründen. Setzen wir 
nämlich die Intensität der ablenkenden Ströme gleich der 
Zahl der Grade des Ablenkungswinkels, den die Nadel ohne 
die Störung durch die Drahtmassen erreichen würde, und 
haben wir beobachtet, dass bei einer Ablenkung des Kastens 
um 7° die Nadel sich ohne Strom auf 10° einstellt, so wis- 
sen wir, dass die Drehkraft der Drahtmassen bei Stellung 
der Nadel auf den Theilstrich 10° gleich ist der des Stromes 
von der Intensität 3. Soll daher ohne Verschiebung des 
Kastens die Nadel durch einen Strom auf 10° abgelenkt 
werden, so braucht dieser nur die Intensität 7 zu haben. 
Wir erhalten also die Intensitäl des Stromes einfach da- 
durch, dass wir statt des beobachteten Ablenkungswinkels 
der Nadel die Gradzahl desjenigen Ablenkungswinkels des 
Kastens setzen, bei welcheın ohne Strom die Nadel auf den 
beobachteten Theilstrich zeigt. Man kann leicht nach jeder 
einzelnen Beobachtungsreihe die entsprechenden Verschie- 
bungen des Kastens aufsuchen. Ich lasse hier für die nie- 
drigsten Grade der Theilung die Angabe der Intensitäten 
folgen, wie ich sie zur Zeit der Anstellung meiner Haupt- 
versuche erhielt: 
Ablen- Ablen- 
kungs- | Intensität. | kungs- | Intensität. 
winkel. winkel. 
4. 0,2 9° 5,8 
2 0,5 10 7,0 
3 1,0 11 8,1 
4 1,7 12 9,3 
5 2.4 13 10,8 
6 3,1 14 | 122 
7 3,9 forma 919°0 
5 4,8 20° |°20 
