Ueber die Vergrösserung der Mikroskope etc. 185 
ll 
Theilstrich-Distanz auf dem Mikrometer... = d) beliebige 
Theilstrieh-Distanz auf der Zeichnung D| Einheit. 
Lichtweg vom Papier bis zum Kreuzungs- 
Runktelim Auge wi „wir aa ih. ® =. (par. Zolle) 
so ist die Vergrösserung, des Mikroskopes M: 
D 8 
1-(2)) 0 
Man pflegt wohl auch durch ein, in das Ocular eingelegtes, 
Oecular-Mikrometer die Vergrösserung direet zu messen, welche 
die Theilstrich-Distanz des betrachteten Objeet-Mikrometer’s 
durch Objectiv und Colleetiv zusammen erfährt, und diese 
Vergrösserung mit der zu multipliciren, welche das oberste 
Oecularglas (als Loupe) leistet. Das Product von Objectiv- 
Vergrösserung und ÖOcular- Vergrösserung ist die Gesammt- 
Vergrösserung des Mikroskopes. 
Andere Methoden übergehend, wenden wir uns sofort 
zur theoretischen Bestimmung der Vergrösserung. 
Es sei zunächst eine einfache Loupe gegeben, man soll 
die von ihr bewirkte Vergrösserung bestimmen. 
Es sei: 
a... die Brennweite der Loupe, vom optischen Cen- 
trum aus gemessen, 
9... die Distanz des betrachteten Gegenstandes vom 
optischen Mittelpunkte der Loupe, 
b... die Distanz des von der Loupe bewirkten Bildes 
von demselben Punkte, 
G... die wahre Grösse des Gegenstandes, 
B... die Grösse des Bildes, 
so ist nach den bekannten Gesetzen: 
a 
b= > a ar) 
Wird die Loupe, als Vergrösserungsglas, zur Hervorbringung 
eines virtuellen Bildes angewandt, so ist @>g, und man hat: 
-29 m) 
B=6:. - (=) (iv) 
und: 
