32 Prof. L. Fick: Ueber die Form des Stetliosiops. 



Ueber die Form des Stethoscops. 



Von 



Prof. L. Fick. 



(Hierzu Taf. A'. Fig. 17. u. 18.). 



Wenn ich ein gewöhnliches Stethescop in freier Luft an 

 «las Ohr halte, so höre ich fortwährend ein leises Geräusch, 

 was ebenso fortdauert, wenn ich die Aufsatzmündung des 

 Stethescops auf einen beliebigen nicht tönenden Gegenstand 

 aufsetze. .Jeder, den ich noch zum Versuch aufgefordert, 

 hört in gleicher Weise dieses Geräusch. Es ist sehr begreif- 

 lich, dass dieses Geräusch durch das Andrücken der Platte 

 auf das Ohr und in Specie durch das Eindrüclien des Tragus 

 gegen den Eingang des Ohrs hervorgebracht wird. Offen- 

 bar muss dieses leise Rauschen die Genauigkeit in der 

 Wahrnehmung der zu beobachtenden Lungen -Ilerzgeräusche 

 etc. etwas stören. 



Diesen Uebelstand der Stethoscope mit aufgesetzten Ohr- 

 platten habe ich nicht gefunden bei einem Stethescop, was 

 ich mir derart construirte, dass das Ohrstück einfach abgerundet 

 ohne jede Aufsatzplatte endigte, welches ich geradezu in den 

 Eingang des Ohrs hinter den Tragus einschiebe. Bei einem 

 dergleichen construirten Stethescop hört man in freier Luft 

 durchaus kein Geräusch und bei der Untersuchung eines 

 Thorax die zu beobachtenden Geräusche ausserordentlich rein. 



Die beiliegende Zeichnung wird die Sache ohne alle 

 Worte sofort deutlich machen. Der Durchschnitt des Gehör- 

 gangs ist durch eine Glasplatte unmittelbar auf das Papier 

 Sberfragen, die rothen Linien bezeichnen in Fig. 1 das ge- 

 wöhnliche Stethoscop und die bei der Anlegung desselben 



