318 EXPÉRIENCES FAITES A GENÈVE 



CHAPITRE I. 

 Description des appareils. 



§ 1. 



Pendule à réversion. 



L'appareil du pendule est représenté en entier sur les deux figures 

 de la planche 1, à l'échelle de '/« de la grandeur naturelle, la figure 1 

 donnant une vue de face, c'est-à-dire perpendiculairement au plan 

 d'oscillation, et la figure 2 une vue de côté, c'est-à-dire prise dans le 

 plan d'oscillation. La planche II représente en grandeur naturelle quel- 

 ques parties de l'appareil, savoir les figures 3 et 5 une vue de face et 

 une vue de côté de la partie supérieure du pendule et du plan de sus- 

 pension; la figure 4 une vue prise d'en haut de la partie supérieure de 

 l'appareil et du plan de suspension, après avoir enlevé le pendule, et la 

 figure 6 une vue prise d'en haut du pendule lui-même, après avoir 

 enlevé le disque près de l'extrémité de la tige. 



Le pendule P se compose d'une tige cylindrique en laiton, de 7 lignes 

 de diamètre, portant près des deux extrémités deux disques M et M', 

 d'égale dimension, dont l'un est plein et l'autre creux. Près de chacun 

 de ces disques, la tige s'ouvre en forme de boucle, BB', lîg. 3, pour lais- 

 ser la place aux couteaux dont les tranchants sont parallèles entre eux 

 et perpendiculaires à l'axe de la tige, le pendule étant ainsi parfaitement 

 symétrique de part et d'autre du milieu de la tige, qui est le centre de 

 figure. Les couteaux sont en acier trempé; ils sont fixés dans leurs mon- 

 tures à l'aide des vis V, V, fig. 5 et 6, et les ressorts R, R, qui appuient les 

 couteaux contre les coussins T, T, servent à les maintenir dans la même 

 direction lorsqu'on les remet en place. Les couteaux peuvent être effec- 

 tivement ajustés de différentes manières dans leurs montures, soit que 

 l'on retourne chaque couteau bout à bout dans sa monture, soit que l'on 



