322 EXPÉRIENCES FAITES A GENÈVE 



mobile autour d'un axe que l'on peut remire vertical à l'aide des vis de 

 correction ; l'extrémité supérieure de l'échelle se termine par un pivot 

 sur lequel on peut ajuster une pièce, entrant à frottement juste, qui 

 porte le niveau. A la hauteur du microscope supérieur, les divisions 

 ne sont tracées sur l'échelle que sur une longueur d'un peu plus d'un 

 pouce; elles donnent immédiatement le dixième de ligne, mesure de 

 Paris; à la hauteur du microscope inférieur, il ne se trouve qu'un seul 

 trait tracé sur l'échelle, le de la division. La position exacte du tran- 

 chant du couteau inférieur relativement au trait de la division, ainsi que 

 celle du tranchant du couteau supérieur relativement aux deux traits de 

 la division, entre lesquels il est compris (2481,4 et 248',o, la distance 

 entre les couteaux étant un peu au-dessous de 2-i8',5), sont données par 

 la lecture des microscopes, en faisant tourner le comparateur d'un angle 

 de 51° autour de son axe, pour le diriger alternativement sur le pendule 

 et sur l'échelle. 



Chacun des microscopes porte deux fils horizontaux parallèles, mo- 

 biles à l'aide d'une vis micrométrique; l'intervalle entre ces deux fils est 

 un peu plus grand que l'épaisseur d'un trait de la division de l'échelle; 

 le tambour de chacune des vis micrométriques est divisé en 100 parties, 

 et il faut environ quatre révolutions pour un dixième de ligne. La dé- 

 termination exacte de la valeur d'une partie se trouve dans le chapitre 

 suivant; elle est sensiblement plus forte, d'un dixième environ, pour le 

 microscope inférieur que pour le microscope supérieur. Le grossisse- 

 ment des microscopes est d'environ 50; l'oculaire du microscope infé- 

 rieur est prismatique, parce que, dans la vision directe, l'un des pieds 

 de l'instrument gênerait l'observation du trait de l'échelle. Un fil 

 vertical tendu au foyer de chacun des microscopes permet de rame- 

 ner le comparateur exactement dans la même position en le dirigeant 

 sur l'échelle; cette précaution est nécessaire à cause d'une petite dé- 

 fectuosité dans le tracé des traits, qui ne sont pas parfaitement per- 

 pendiculaires à l'axe de l'échelle, surtout le trait 0, en sorte qu'ils ne 

 sont pas rigoureusement parallèles aux fils horizontaux, lorsque ceux-ci 



