AVEC LE PEXDfLE A RÉVERSION. 325 



gueur constante x, qui esl égale à la somme des distances qui séparent 

 d'un côté le zéro du vernier V de l'extrémité de la languette, d'un autre 

 côté, le zéro du vernier V de l'axe du double cône tronqué', sur lequel le 

 pendule a été mis en équilibre. Celle première observation faite, dans 

 laquelle, suivant la ligure, c'était le couteau le plus rapproché du disque 

 plein qui était en contact avec la languette, le pendule est retourné pour 

 faire la seconde observation, dans laquelle c'est le couteau le plus rap- 

 proché du disque creux, qui est mis en contact avec la languette. Pour 

 cela, il faut desserrer la vis U et faire avancer la pièce, sur laquelle le 

 pendule est mis en équilibre, de [très de 75 lignes le long de la règle à 

 laquelle elle esl de nouveau fixée. L'équilibre exact du pendule dans 

 cette nouvelle position ayant été obtenu à l'aide de la roue à molettes, 

 la languette est amenée à affleurer le tranchant du couteau. La longueur 

 sur la règle donnée par la différence de la lecture «les deux verniers est 

 maintenant égale à la distance du centre de gravité du pendule au cou- 

 teau le plus éloigné, moins la même longueur constante x. L'on obtient 

 ainsi la différence entre la distance du centre de gravité au couteau le 

 plus éloigné et au couteau le plus rapproché, soit le double de la dis- 

 tance du centre de gravité au centre de ligure; la distance entre les deux 

 couteaux étant connue, on en déduit, par suite, celle du centre de gravité 

 à chacun des couteaux. 



Quant aux autres appareils que j'ai employés dans les observations de 

 la durée d'une oscillation, le chronographe sur lequel les passages du 

 pendule parla verticale étaient enregistrés, l'interrupteur par l'intermé- 

 diaire duquel la pendule auxiliaire trace les secondes sur la bande de 

 papier, je peux me borner à les mentionner; ces appareils ont été en 

 effet décrits en détail dans le mémoire sur la détermination télégra- 

 phique de la différence de longitude entre les observatoires de Genève 

 et de Neuchâtel, qui a été publié par M. A. Hirscli et par moi. J'ajouterai 

 seulement que l'instrument, qui servait à l'observation des passages du 

 pendule par la verticale, est un théodolithe de Meyèrstein, dont la lunette 

 a 15 lieues de Paris d'ouverture et dont le grossissement est de 37 fois. 

 Tome xviii, 2 me Partie. 42 



