326 EXPÉRIENCES FAITES A GENÈVE 



Le plan d'oscillation coïncidait presque exactement avec le méridien, et 

 le théodolithe était placé à l'Est du pendule, à une distance de 

 5 1/2 mètres. 



CHAPITRE II. 

 Des mesures. 



§5. 



Mesures de la distance des couteaux. 



La rectification de l'appareil nécessite les opérations suivantes qui 

 étaient faites avant de commencer les mesures. L'horizontalité du plan 

 de suspension était vérifiée avant de suspendre le pendule, et, s'il y avait 

 lieu, la correction nécessaire était faite à l'aide des vis calantes sur les- 

 quelles l'instrument repose; un petit niveau, qui peut être placé dans 

 tous les sens sur le plan de suspension, sert à cette vérification. Puis l'on 

 vérifiait la verticalité du comparateur en plaçant le niveau soit sur le 

 microscope supérieur, soit sur le microscope inférieur, et en s'assurant 

 qu'en tournant le comparateur dans tous les sens l'inclinaison des mi- 

 croscopes restait la même, à une petite fraction près, d'une partie du ni- 

 veau. Le microscope supérieur était ensuite ajusté de façon à ce que le 

 tranchant du couteau supérieur fût au foyer, puis le comparateur était 

 tourné sur l'échelle, et la partie supérieure de celle-ci était amenée à 

 être au foyer du microscope supérieur. La verticalité de l'échelle était 

 ensuite vérifiée et rectifiée, puis l'on ajustait le microscope inférieur, de 

 telle façon que le trait de l'échelle fût au foyer; enfin, après avoir 

 ramené le comparateur sur le pendule, l'on amenait le tranchant du 

 couteau inférieur à être au foyer du microscope inférieur, à l'aide de la 

 vis de rappel qui fait mouvoir la pince dans laquelle l'extrémité infé- 

 rieure du pendule est assujettie pendant les mesures. 



