IVEC LE PENDULE A RÉVERSION. 553 



On peut remarquer que ces petites différences dans la longueur du 



pendule se produisent Imites les l'ois que rajustement des couteaux esl 

 changé, el que lorsque la même disposition des couteaux a été ramenée, 



après un certain intervalle de temps, la longueur du pendule ne revient 

 pas la même. Elles doivent être probablement attribuées à la manière 

 de fixer les couteaux dans les montures, en serrant un peu plus ou un 

 peu moins les vis, bien que l'on ait eu le soin d'opérer autant que pos- 

 sible de la même manière dans ces changements. Il esl évident que, 

 pour procéder avec toute l'exactitude possible, il faudra tenir compte, 

 dans la réduction des observations, de ces petites variations dans la dis- 

 tance des couteaux, et réduire chaque durée observée d'une oscillation 

 en prenant pour la distance entre les couteaux celle qui se trouve dans 

 la série correspondante. Si l'on négligeait ces petites variations dans la 

 longueur de la distance entre les couteaux, en réduisant par conséquent 

 toutes les observations avec la longueur moyenne, il en résulterait une 

 erreur s'ëlevant en moyenne à + 20 ôooo dans chaque détermination, 

 quantité qui est à peine appréciable, puisqu'elle ne produit qu'une diffé- 

 rence de ± ïôô'ôôô Sl "' ' a durée de l'oscillation. 



La valeur 0,00000090, trouvée plus haut pour la différence du coef- 

 ficient de dilatation du pendule et de l'échelle, a été obtenue en ne 

 tenant pas compte des petites variations, que le changement d'ajuste- 

 ment des couteaux introduit dans la longueur absolue du pendule. J'ai 

 refait le calcul, en tenant compte de ces variations d'après le tableau de 

 la page précédente, qui permet de trouver pour chaque série l'excédant 

 de la longueur du pendule sur la valeur moyenne. Je suis ainsi parvenu 

 au nombre 0,000000939 pour la différence du coefficient de dilatation 

 du pendule et de l'échelle, valeur qui est de '/«„ plus grande que la pré- 

 cédente. 11 suffira, par conséquent, si Pou adopte cette nouvelle valeur, 

 d'augmenter de ' „ les corrections qui résultent de l'inégalité du coeffi- 

 cient de dilatation, et qui ont été indiquées précédemment. Ainsi , par 

 exemple, pour ramener à la température de H><> '/. la dislance des cou- 

 teaux mesurée à la température moyenne de + 8°,7, il faudra ajouter 



