IVEC LE PENDULE A RÉVERSION. "!) 



du relevé, il suffil de comparer entre eux les passages impairs cl les pas- 

 sages pairs. J'ai donc pris la moyenne arithmétique de ions les passages 

 impairs, el celle de tous les passages pairs, au commencement el à la lin 

 d'une série d'oscillations ; l'intervalle compris cuire le commencement 

 ci la lin divisé par le nombre des passages donnait la durée approchée 

 d'une oscillation, à l'aide de laquelle chaque passage impair, ou chaque 

 passade pair, était réduit à la moyenne. J'obtenais ainsi l'écart, ou l'er- 

 reur moyenne d'un passage impair el d'un passage pair, et, par suite, 

 l'erreur moyenne de la moyenne des passades observés au commence- 

 ment et à la fin de la série. 



Ces erreurs sont données dans les tableaux suivants pour l'instant 

 moyen du commencement et de la fin d'une série d'oscillations, tel qu'il 

 résulte du relevé chronographique. Dans la colonne suivante se trouve 

 la correction, qu'il faut appliquer à cet instant pour le transformer en 

 temps de la pendule normale Dent; celte correction a élé calculée d'a- 

 près les formules du § o. Les deux dernières colonnes donnent, soit pour 

 le commencement, soit pour la lin de la série d'oscillalions, la tempéra- 

 ture accusée par un thermomètre suspendu au centre de l'appareil et 

 dont la boule se trouvait au milieu de la tige du pendule, enfin l'ampli- 

 tude, ou plutôt la demi-amplitude, soit l'arc compris entre la verticale 

 el l'excursion extrême du pendule. Le mode de suspension du pendule 

 dans chaque expérience esi indiqué dans la première colonne, suivanl 

 la désignation qui a élé expliquée plus liant, et le mode d'ajustement 

 des couleaux est ajouté à la date. 



