S2 



obern Glasplatte sei. Dieser Tadel w3re ganz begründet, 

 wenn das angegebene Verfahren wirklich das allgemein ge- 

 bräuchliche wäre. Dass dem in Deutschland wenigstens 

 nicht also ist, dass man sich der Haltefedern wohl gar nicht, 

 statt der obern Glasplatte nur der kleinen dünnen Deck- 

 gläschen und auch dieser bei sehr zarten Gegenständen gar 

 nicht bedient, braucht wohl nicht weiter erwähnt zu wer- 

 den; ebenso möchte die Methode des Verf. beim Auflegen 

 der obern Glasplatte einen plötzlichen Druck durch das Un- 

 terlegen kleiner Keile, die nach und nach weggezogen wer- 

 den, zu verhüten, im Wesentlichen bei uns schon längst be- 

 folgt sein, indem jeder geüble Beobachter durch Unterschie- 

 ben beliebiger Stückchen oder der nach und nach fortzuzie- 

 henden Nadel etc. sein Object vor dein plötzlichen Auffallen 

 des Deckgläschens zu schützen weiss. Um ganz sicher zu 

 sein vor diesem gefürchteten Druck ,,der oberen Glasplatte" 

 beobachtet Pacini immer unter einem Com pressorium , 

 welches im Wesentlichen mit dem Purkinje'schen überein- 

 stimmt, auch dessen Unbequemlichkeiten theilt, dadurch aber, 

 nach dem Verf., einen grossen Vorzug vor diesem darbietet, 

 dass die beiden Glasplatten einander nicht ganz decken, son- 

 dern die Anwendung der Nadel und der Reagentien auf das 

 zwischen ihnen befindliche Object gestatten, indem sie ob- 

 long sind, einander kreuzen und also nur in der Milte dek- 

 ken. — Das von P. angegebene Mikroskop unterscheidet 

 sich von allen bisher bekannten zunächst dadurch, dass das 

 Rohr weder horizontal, noch vertikal, sondern in der Mitte 

 »wischen beiden Richtungen steht. Zu diesem Behufe ist 

 es in seinem unteren Drittheil unter einem Winkel von 45° 

 gebrochen und enthält hier in einem erweiterten Theile ein 

 reflectirendes Prisma. Der hierdurch veranlasste Verlust an 

 Lichtstärke möchte durch den Vortheil, den die schiefe Stel- 

 lung vor der verticalen in Bezug auf Bequemlichkeit der Be- 

 obachtung haben mag, schwerlich aufgewogen werden; gan* 

 abgesehen von der unumgänglichen Erhöhung des Preises. 

 Das Rohr ist an dem Arme in querer Richtung, durch die 

 Bewegungen der Triebstange, welche durch eine grobe und 

 eine feine Schraube bewirkt werden, in verticaler Richtung 

 beweglich. Der Tisch, von 2 starken Säulen getragen, ist 

 vollkommen unbeweglich. Auf ihm befindet sich eine, durch 

 eine grosse Mikrometerschraube mit eingeteiltem Kopf (nebst 

 Nonius) vor und rückwärts bewegliche Scheibe, deren Be- 

 wegungen zum Messen dienen ( bei Gegenwart eines Faden- 

 kreuzes im Ocular): also ein inamovibler Schraubenmikro- 

 meter Hierauf endlich noch eine kreisförmig bewegliche, in 

 360° getheilte Scheibe, als mikroskopischer Goniometer. Dtr 



