Sitzungsberichte. 31 
Dresden demonstriert hat bezw., was ich mit freundlicher Unter- 
_ stützung des Kollegen Doz. Dr. Kahn selbst mit dem Apparate 
bisher sehen konnte. 
: Was zunächst den Apparat selbst anbetrifft, so erlaube ich 
mir Ihnen hier zunächst eine Skizze desselben (Leitz’scher 
Katalog Nr. 79) herumzuzeigen, an welchem das wichtigste zu 
ersehen ist. 
Er besteht aus einem kurzen Metallrohr, das mit seinem 
oberen Schraubengewinde an jedes moderne Mikroskop (bezw. an 
den Revolver) nach Art eines Objektives anschraubbar ist mit 
seinem unteren Endein das Gewinde eines gewöhnlichen Objektives 
passt. Für stärkere Vergrösserung bedarf man allerdings zur 
Herstellung der Verbindung eines kleinen, jedem Apparate bei- 
gegebenen Schaltstückes, mittels welches die Linsen des starken 
Objektives direkt an den Opakilluminator angesetzt werden 
können. z 
An diesem Metallrohr ist nun seitlich eine runde Öffnung 
angebracht, in welche eine kleine Linse mit Irisblende eingesetzt 
ist, und in gleicher Höhe ist im Innern des Rohres eine runde 
planparallele Glasplatte in schwarzer Fassung eingesetzt, welche 
um eine horizontale Achse nach Art eines an jedem Mikroskop 
befindlichen Beleuchtungsspiegels beweglich ist. 
Diese planparallele Platte wird nun ganz ähnlich wie der 
ursprüngliche Helmholtzsche Augenspiegel, der ja auch nur aus 
durchsichtigen planparallelen Glasplatten bestand — verwendet, 
indem von einer starken Lichtquelle (Auerbrenner) Licht in die 
seitliche Öffnung auf die Platte und von da auf das auf dem 
Mikroskoptischehen liegende undurchsichtige Objekt geworfen 
wird. Zur Verstärkung des Lichtes kann zwischen Lichtquelle 
und Mikroskop bezw. Opakilluminator eine Beleuchtungslinse 
eingeschaltet werden. 
r Der Opakilluminator hat dem bisher für ähnliche Zwecke 
verwendenten Vertikalilluminator gegenüber vor allem den Vor- 
teil, dass er ohne weiteres an jedes Mikroskop, auch an die bei 
uns in Österreich gebräuchlichen Reichertsche Mikroskope Anzu- 
bringen ist, während es beim Vertikalilluminator immer erst ver- 
schiedener Adaptationen etc. bedarf, um die Objektive mit dem 
Apparate in Einklang zu bringen. 
= Die Verwendung des Apparates geschieht nun in folgender 
Weise; Das zu untersuchende z. B. auf Blutflecken verdächtige 
Objekt — ich demonstriere Ihnen hier ein von einem vor 
2 Jahren erfolgten Mordattentate herrührendes Messer, das mir 
Herr Polizeioberkommissär Protiwenski aus dem hiesigen Polizei- 
museum freundlichst zur Verfügung stellte — legt man so auf 
den Objekttisch, dass die Blende desselben vollkommen verdeckt 
115 
Sr re A 
BES a 
EN RRN 
BP 
