32 Sitzungsberichte. 
wird — schaltet den Opakilluminator zwischen Revolver und 
Objektiv ein, wirft Licht in die seitliche Öffnung des Opak- 
illuminators und reguliert mit der Glasplatte, welche durch einen 
kleinen Griff von aussen beweglich ist, das Licht derart, dass 
das Objekt hell erleuchtet erscheint. 
Sobald dies geschehen ist, kann nun ohne weiteres der ver- | 
dächtige Fleck eingestellt werden. Im vorliegenden Falle sieht 
man schon mit der schwachen Vergrösserung (Reichert Okular 4 
und Objektiv 3) eine grosse Menge von Blutschollen und am 
Rande derselben zahlreiche deutliche rundliche Körperchen, welche 
wohl nur als Blutkörperchen angesehen werden können. 
Bei stärkerer Vergrösserung (Okular 7) sind an geeigneten 
Stellen selbst an diesem 2 Jahre alten Blutflecken ganz deutlich 
einzelne Blutkörperchen zu unterscheiden, u. zw. selbst an dem 
trockenen unveränderten Blutfleck. 
Fraenkel demonstrierte dies mit Zuhilfenahme von kleinen 
Deckgläschen event. Befeuchtung des Fleckens mit 40°, Natron- 
lauge. Ich ‚glaube, dass man jedenfalls den Versuch machen 
soll, erst ohne alle Zusatzmittel und ohne Deckgläschen Blut- 
körperchen zu sehen. Erst wenn dies nicht gelingt, würde ich 
die bekannten Blutlösungsmittel anwenden. 
Wie leistungsfähig der Apparat ist, erlaube ich mir Ihnen 
an einem künstlich hergestellten Vergleichspräparate eine kleine 
Spur Froschblut, auf einem Stückchen Weissblech eingetrocknet, 
zu zeigen, in welchem man ganz deutlich die ovalen, kernhaltigen 
Froschblutkörperchen sehen kann (Demonstration). 
Ausser dieser Verwendung des Opakilluminators hat Fraenkel 
in Dresden auch die Anwendbarkeit des Apparates zur mikro- 
spektroskopischen Untersuchung von Blutflecken im reflektierten 
Lichte gezeigt. 
Er verwendete dazu ein verbessertes Mikrospektroskop, wie 
es die Firmen Zeiss in Jena und Leitz schon seit längerer Zeit 
herstellen. Es unterscheidet sich vor dem hier demonstrierten 
älteren Reichertschen Instrument durch grössere Handlichkeit, 
insbesondere dadurch, dass das Spektroskop einfach umgeklappt 
werden kann und nicht, wie bei dem vorliegenden Apparate, 
erst an Stelle des Okulares gesetzt werden muss. (Siehe Zeiss, 
Katalog Nr. 190, Leitz Katalog Nr. 102.) 
Bisher konnte ich mich leider, da mir kein besserer mikrosko- 
pischer Apparat zur Verfügung steht, nicht von der praktischen 
Brauchbarkeit des Opakilluminators zu diesem spektroskopischen 
Zwecke überzeugen, doch glaube ich Ihnen bewiesen zu haben, 
dass der relativ einfache Apparat bei seinem nicht hohen Preise 
von 25 Mk. zur mikroskopischen Untersuchung von verschie- 
