% 
Strahlung und Temperatur der Sonne. 133 
zu ermitteln wäre. Man ist so gezwungen, wenn man überhaupt 
in dem Problem weiter kommen will, Annahmen über das Emis- 
sionsvermögen zu machen. 
Die einfachste Annahme ist, das Ausstrahlungsvermögen 
der Einheit gleich zu setzen, d. h. das Emissionsvermögen der 
Sonne dem eines vollstrahlenden oder, wie man in der Wärme- 
lehre sagt, vollkommen schwarzen Körpers gleich zu setzen. 
Als einen solchen vollkommen schwarzen Körper definiert man jenen, 
welcher, ebenso wie er alle auf ihn fallenden Strahlen absorbiert, 
keinen reflektiert oder gar durchlässt, auch seinen ganzen Wärme- 
inhalt an seine Umgebung abgibt, also vollstrahlig ist. Unter 
dieser Annahme erhält man für die Temperatur einen kleinsten 
Wert, ein Minimum, während jede andere Annahme, derzufolge 
das Emissionsvermögen kleiner ist, höhere Temperaturen liefern 
würde. Die so definierte Sonnentemperatur bezeichnet man als 
die effektive Temperatur der Sonne und hat also unter ihr jene 
zu verstehen, welche ein vollstrahlender Körper hätte von gleichem 
scheinbaren Durchmesser, wie ihn die Sonne hat, und gleichem 
Strahlungseffekte. 
Es wurde bereits erwähnt, dass die ersten verlässlichen 
Messungen der strahlenden Sonnenwärme von Pouillet herrühren, 
der durch die Konstruktion eines besonderen Apparates, des 
Pyrheliometers, sich von den Fehlerquellen freizumachen suchte, 
welche den früheren Versuchsreihen anhafteten. Die Konstruktion 
dieses Pyrheliometers ist eine sehr einfache. Ein beiderseits ge- 
schlossenes zylindrisches Gefäss aus Silberblech, dessen eine 
Bodenfläche berusst ist, ist mit etwa 100 g Wasser gefüllt. Das 
Gefäss wird gegen die Sonne gerichtet, so dass die Strahlen 
senkrecht auf die berusste Fläche auffallen. 
Die Temperaturerhöhung des Wassers wird mittelst eines 
in das Wasser hineinragenden Thermometers abgelesen, und aus 
ihr dann die Wärmemenge berechnet, welche die Sonnenstrahlung 
dem Wasser zugeführt hat. Diese prinzipielle Form des Appa- 
rates wurde auch bei den späteren Versuchen der Hauptsache 
nach beibehalten, bloss die Anordnung wurde vielfach geändert, 
‘bis schliesslich das Instrument durch den schwedischen Physiker 
Angström (1887) eine Ausführung erhielt, welche die Versuche 
von dem Einfluss verschiedener Fehlerquellen, unter denen die 
Bestrahlung von seiten der den Apparat umgebenden Gegen- 
ständer wohl die grösste ist, frei macht. In der Hauptsache 
besteht der Angströmsche Apparat aus zwei nebeneinander mon- 
tierten Pouilletschen Pyrheliometern. Während das eine der 
Einwirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt wird, wird das andere 
durch einen Schirm geschützt. Die Thermometer sind durch 
Thermoelemente ersetzt, welche an der Rückseite der Apparate 
ae 
