NOUVEAUX OPUSCULES DE PHYSIQUE. 31 
Il paraît donc que M. Cazin, guidé par la formule de Helmholtz, a cherché à se 
placer dans le cas le plus simple prévu par la théorie, tandis que moi, qui n'avais 
pas de guide, je suis tombé sur le cas le plus compliqué. En étudiant le même 
sujet nous sommes arrivés à des résultats très-différents. Nos expériences auront 
chacune leur utilité propre; celles de M. Cazin prouvent que la formule de Helm- 
holtz permet de calculer les courants interrompus toutes les fois que le contre- 
courant a le temps de s'établir, et les miennes font voir que, si cette condition n’est 
pas remplie, la même formule ne peut plus qu'indiquer d’une manière générale 
les variations de ces courants. 
IT. 
Sur un nouveau voltamètre. 
Quand on prend pour unité le courant capable d'extraire de l'eau 4 milligramme 
d'hydrogène par minute, on suppose implicitement que tous les courants seront 
mesurés avec le voltamètre où avec des instruments qui lui sont comparés. Le 
voltamètre est donc l'appareil type pour la mesure des courants. Malheureusement 
il a de nombreux défauts : il est peu précis, parce que le volume d'hydrogène varie 
avec la manière dont la eloche qui le recueille est placée sur l'électrode négative, 
et il est peu commode parce que, après chaque mesure, il faut de nouveau remplir 
la cloche de liquide et par suite plonger ses doigts dans l’eau acidulée. Ces deux 
défauts n'existent plus dans le voltamètre que j'ai décrit à la page 18 de mes 
précédents opuscules de physique; mais cet appareil était d’une construction difficile, 
et lorsqu'il s’est trouvé cassé par accident, je l'ai remplacé par un autre plus simple, 
dont l'idée première m'a été suggérée par M. Feltz, mon ancien préparateur. La 
forme actuelle, résultat de nombreux tâtonnements, me paraît laisser peu de chose 
à désirer. 
La partie caractéristique du nouvel instrument, fig. 5, est une cloche divisée 
terminée par un tube capillaire surmonté d'une ampoule. A cette ampoule est soudé 
un tube ordinaire de chimie T, qui se recourbe pour venir s'appuyer sur la plan- 
chette du support S, où il est maintenu par une pièce à charnière fermée en R. Il 
s’introduit dans un tube de caoutchouc, qui peut être à volonté ouvert ou fermé 
au moyen d’une de ces pinces à ressort Æ, si connues maintenant dans les laboratoires 
allemands sous le nom de Quetschhahn. Cette pince se glisse à poste fixe dans une 
ouverture rectangulaire pratiquée dans la planchette qui supporte le tube. Si la 
