32 NOUVEAUX OPUSCULES DE PHYSIQUE. 
cloche plonge dans l’eau par sa partie inférieure, et qu'on aspire avec la bouche 
par l'extrémité du tube de caoutchouc, en pressant avec les doigts sur les deux 
boutons de la pince Æ, on remplira facilement cette cloche de liquide jusqu'au milieu 
de l’ampoule qui la surmonte. En abandonnant les boutons de la pince, le tube de 
caoutchouc se trouvera fermé et la cloche restera pleine de liquide. Si alors on 
dégage à sa partie inférieure un gaz quelconque, on voit le liquide baisser dans la 
cloche, mais le tube capillaire reste plein, et le volume du gaz est délimité comme 
si la cloche était hermétiquement fermée. Le niveau extérieur étant en À, si le 
liquide est en B dans la cloche, en C dans le tube capillaire et en D dans l’'ampoule, 
il y aura sur le niveau D une pression égale à la pression extérieure diminuée de 
AD, et sur le ménisque C une pression égale à la pression extérieure diminuée 
de AB. La goutte CD sera donc poussée de bas en haut par une pression due à 
la colonne BD qui mesure la différence des niveaux dans lampoule et dans la 
cloche. Cette goutte résiste à la pression du gaz, en vertu de son propre poids qui 
est peu de chose, car il est mesuré par CD, en vertu de l’action du ménisque C 
qui est une force plus considérable, et en vertu aussi du frottement qui est peut- 
être plus considérable encore. Bref, grâce à ce tube capillaire qui la termine, la 
cloche jouit de deux propriétés précieuses: quand le tube de caoutchouc est ouvert, 
elle est ouverte aussi et peut se remplir de liquide par aspiration; quand le tube 
de caoutchouc est fermé, s'il y a du liquide dans le tube capillaire, la cloche est 
fermée comme si le verre était fondu à sa partie supérieure. Si quelques bulles de 
gaz passent dans l’ampoule, c'est que le tube capillaire n’est pas assez étroit; 
l'introduction d’un fil de platine dans ce tube suffit pour lui rendre l'ouverture 
convenable. 
Quand la cloche sera pleine de gaz, une nouvelle aspiration la remplira de liquide 
et permettra de faire une nouvelle expérience. Il est vrai que cette aspiration 
amènera dans la bouche de l'opérateur le gaz de la cloche; mais comme ce gaz 
doit être de l'hydrogène pur, et que d'ailleurs on ne l'introduit pas dans les poumons, 
il n’en résulte aucun inconvénient. La cloche est entourée d’un manchon plein d’eau 
destinée à refroidir le gaz ou au moins à prendre sa température au moyen du 
thermomètre r. 
La eloche avec son manchon forme la partie supérieure du voltamètre : elle se 
place sur le couvercle du vase V qui contient l’eau que le courant doit décomposer. 
Ce vase n’est autre chose que la partie supérieure d’un flacon à large goulot, qui a 
été coupé en deux. Le goulot a été fermé par un bouchon, à travers lequel on à 
fait passer deux fils de platine: une épaisse couche de mastic, coulé intérieurement, 
par-dessus le bouchon, les isole complétement l’un de Fautre. A sa partie supérieure 
