NOUVEAUX OPUSCULES DE PHYSIQUE. 37 
Déviatiou Volome Durée Température Corrections Préssion Coefficient 
—__—— 
de y" ul Q h H—f M 
——————  — ——_———. | | es ————————— 
84.2 63.0 4.879 
80.2 59.2 
82.3 06.9 
83.1 51.0 
80.7 54.9 
82.17 GS 
82.5 46.3 
82.5 46.4 
82.0 42.0 
82.2 41.5 
4.938 
4.930 
PE ee 09 00 À O1 0 07 
1% 18 CO © C0 — QI CO 
19 19 RO KO RO RO RO LO 19 r9 
RO 19 KO RO 19 RO RO RO RO RO 
EE DU UT EN La ETC do Lo 
SnoOreeOOs 1h 
Lom=-voo=wn 
Le coeflicient M paraît augmenter avec l'intensité du courant, et on ne fait pas 
disparaître ces variations en corrigeant les indications de la boussole. Comme ces 
variations sont petites, nous adopterons la valeur moyenne 
M = 4.874. 
Quand la boussole est à zéro, ce coeficient est 4.854; et quand elle marque 45°, 
il devient 4.904. Ses erreurs extrêmes sont donc de 2 ou 3 unités sur le chiffre des 
centièmes, c'est-à-dire que le coefficient M est exact au moins à ‘5, près. 
M exprime, en centimètres cubes, le volume d'hydrogène normal que dégage le 
courant lorsque la boussole est à zéro. Si on veut avoir le poids de cet hydrogène, 
il faut le multiplier par le poids du centimètre cube qui est de 0.0896 milligr., ce 
qui donne : 
m = 0.437. 
Ceci est maintenant le vrai coefficient de la boussole, c’est-à-dire le nombre par 
lequel il faut multiplier 1 + tang «, pour avoir en milligrammes le poids d’'hy- 
drogène que dégagerait le courant par minute, nombre qui exprime l'intensité du 
courant. 
IV. 
Propriétés optiques de la glace. 
Historique. — ai publié dans les Annales de chimie et de physique (3° série, 
tome LXIX), un article sur le microscope polarisant de Norremberg, et je le ter- 
minais par la note suivante : 
«Il y à déjà plusieurs années que, ayant eu l’idée d'observer, dans une pince à 
tourmalines une lame de glace prise à la surface de l’eau, j'ai parfaitement distingué 
