NOUVEAUX OPUSCULES DE PHYSIQUE. 47 
le commutateur pour changer cette attraction en répulsion. Je n’ai pas besoin de 
dire que, pour étudier l'action des courants croisés, il suffit de croiser le multipli- 
caleur avec la branche horizontale supérieure du courant mobile. 
$ 3. — Appareil pour la rotation électro-magnétique des liquides. 
M. Ruhmkorff a donné à mon appareil pour la rotation électro-magnétique des 
liquides une forme très-heureuse: je n’y ai fait d'autre changement que de rem- 
placer son commutateur par le mien. On a dans la figure 8 une vue perspective de 
l'ensemble, dans la figure 9 une coupe verticale du vase à rotation, et dans la 
figure 10 une coupe horizontale du même vase. 
Le vase annulaire V est entièrement en verre; on y verse un mélange formé de 
20 à 30 parties en volume d’eau, pour 1 d'acide sulfurique et 1 d'acide nitrique. 
Sur cette eau flottent de petits disques en liége, noirci à la fumée de l’essence de 
térébenthine, et dont le mouvement est indiqué à l'extérieur par de petits pavillons 
en papier p, p. Dans ce vase sont placées les deux électrodes annulaires e et #, qui 
communiquent par des fils de cuivre recourbés avec les deux colonnes métalliques 
E et I; les bouts de ces fils ont des grosseurs différentes, de telle sorte qu'on ne 
puisse pas les changer de place, et par conséquent le bouton qui est marqué £, 
est toujours fixé à l’électrode extérieure, tandis que celui qui est marqué 1, est 
toujours sur l'électrode intérieure. Les colonnes qui portent ces deux boutons sont 
fixées par le bas sur deux lames métalliques, qui aboutissent aux ressorts du 
commutateur , et sur lesquelles sont gravés les mots centripète et centrifuge. Il en 
résulte que, si on a soin d’attacher toujours le pôle négatif de la pile au bouton — 
du commutateur, la flèche indiquera, par le mot vers lequel est dirigée sa pointe, 
quel est le sens du courant dans le liquide. 
C’est sur ce courant liquide de sens variable, que l’on fait agir , soit séparément, 
soit simultanément, le courant fixe extérieur de la bobine GG, et le courant intérieur 
de l’électro-aimant Æ. Le vase est porté par le rebord intérieur de la bobine GG; 
celte bobine elle-même est supportée par deux colonnes métalliques S, S, qui 
communiquent par le haut avec les bouts du fil de la bobine, et par le bas avec 
deux lames métalliques, aboutissant aux deux bornes À et B, dont la première est 
isolée, et dont la seconde communique avec l’axe du commutateur. 
L’électro-aimant A est fixé sur une planchette mobile, et les extrémités de son 
fil aboutissent aux bornes C et D. Cette planchette peut être montée ou descendue 
au moyen de deux glissières qui embrassent les colonnes Æ et 1, et qui peuvent 
être maintenues contre ces colonnes au moyen de deux vis de pression X, À. Quand 
