NOUVEAUX OPUSCULES DE PHYSIQUE. 49 
? 4. — Appareil pour étudier la rotation électro-magnétique des liquides dans les aimants creux. 
Cet appareil ne diffère guère que par ses dimensions de celui que j'ai autrefois 
décrit: il est représenté dans la figure 11. On voit en bas une planchette horizontale, 
dans laquelle sont creusés quatre godets que l’on remplit de mercure; ces godets 
sont marqués @, b, ce, d, ils communiquent par des lames métalliques, comme 
l'indique la figure, soit entre eux, soit avec les boutons P et N, auxquels on attache 
les deux pôles d’une petite pile de 4 éléments. La partie supérieure de la figure 
montre les quatre pièces mobiles qui peuvent se placer sur la planchette. C’est 
d'abord un bloc en bois $ qui sert de support au vase annulaire, et qui se met en 
place au moyen de deux chevilles, qui s’introduisent dans deux petits trous de la 
planchette inférieure. C’est en second lieu le vase annulaire V, dont le fond est en 
verre et les parois en cuivre rouge ; la tige centrale de ce vase se prolonge au-dessous 
du fond, traverse le bloc de bois et vient plonger dans le godet à : la paroi extérieure 
porte une lame qui glisse dans une rainure du bloc de bois et vient plonger dans 
le godet d. C’est en troisième lieu la bobine GG, dont le fil est soudé à deux lames 
de cuivre qui plongent dans les godets 4 et c, quand l'appareil est monté. Enfin 
c’est en quatrième lieu le cylindre creux en fer doux FF, que l'on peut introduire 
dans l’espace annulaire que laissent entre eux la bobine et le vase. 
L'appareil étant monté, comme nous venons de le dire, il est facile de voir que 
si le pôle positif de la pile est en P, le courant entre en a dans la bobine, d'où il 
sort par e; du godet € une lame le ramène par le godet à à la tige centrale du vase: 
il se répand donc dans le liquide pour en sortir par la paroi extérieure, dont Ja 
tige plonge dans le godet d; de là une troisième lame le ramène au bouton Net 
par suite au pôle négatif de la pile. 
Sous l’action de la bobine, il se produit dans le liquide une rotation électro- 
magnétique qu'il s’agit de faire voir à l'extérieur. Pour obtenir ce résultat, la tige 
centrale du vase se termine par une aiguille en acier, qui passe à travers un trou 
pratiqué dans le milieu d'une petite traverse horizontale en ivoire; celte traverse 
porte deux montants verticaux qui sont implantés par leur partie inférieure dans 
un anneau en liége noirei au noir de fumée et reposant sur le liquide. Le mouvement 
de l'anneau se communique à la traverse horizontale, qui est visible, puisqu'elle 
est au-dessus de l'appareil. 
Quand le noyau en fer doux est enlevé, la rotation du liquide est très-rapide , 
elle se ralentit dès que le noyau est introduit, mais, sans jamais s’annuler complé- 
tement comme dans les appareils plus petits. Ainsi par exemple: sans noyau, le 
l 
