DÉFINITION ET DÉTERMINATION DE LA DURETÉ. 3 
du levier, à l’entaille du bras qui reçoit le crochet et le plateau, est de 200 mill. ; 
la distance du même axe à l'extrémité de l'aiguille est de 4 mètre. Le levier pré- 
sente vers son milieu une partie massive très-solide, de 60 mill. de longueur, de 
95 mill. de large et de 34 mill. de hauteur, dont la majeure partie porte sur la 
branche opposée à l'aiguille. 
Cette pièce forme écrou pour une vis en fer très-solide, de 2 mill. de pas et de 
12 mill. de diamètre, terminée dans le haut par une tête en laiton, sur laquelle 
peut se mouvoir librement une aiguille destinée à servir d'index; la vis offre à sa 
partie inférieure, et suivant l'axe, une cavité en partie cylindrique et formée, pour 
le reste, par un angle dièdre, dans laquelle vient s'engager la queue de pointes 
coniques ou cylindriques en acier trempé, ou de pointes de diamant. Une vis de 
pression sert à maintenir la pointe, et une autre vis de plus grande dimension 
maintient solidement la vis principale dans son écrou, quand la pointe a été 
amenée à toucher la surface de la lame dans laquelle elle doit pénétrer ; parallèle- 
ment à l’axe de la grande vis et près d’elle se trouve fixée sur le bras de levier une 
réglette en laiton, qui sert de repère à l'aiguille de cette vis et montre que la 
grande vis n’a pas tourné dans son écrou pendant l'expérience. La tête de cette 
même vis a été surmontée en son centre d’une pointe conique en acier, pour pou- 
voir, au besoin, se servir du cathétomètre pour la mesure de l'enfoncement ou 
pour la vérification des indications de l'aiguille terminale du levier, desquelles on 
déduit cet enfoncement. 
La distance de l'axe de la vis à l’axe du levier est de 20 mill. — La branche du 
levier contiguë à la tige en bois porte, dans le voisinage de celle-ci et parallèle- 
ment au levier, une petite vis avec écrou mobile, placée sur le levier et destinée 
à l’équilibrer dans la position horizontale. 
La tige en bois se termine par une aiguille qui se meut sur un cadran divisé en 
millimètres, répondant à l'axe de suspension du levier comme centre et à 1 mètre 
de rayon. 
Pour éviter des erreurs de lecture dans l'appréciation de la position de l'aiguille, 
on a placé sur le cadran une loupe mobile sur lui et munie d’un cheveu, qui, 
se plaçant parallèlement à l'axe de l’aiguille, permet de délerminer exactement 
celle position. 
Le cadran a, du reste, été rendu mobile à l’aide d’une vis de rappel perpendi- 
culaire à la longueur de la table, parce qu'il arrive quelquefois que, par suite de 
légères flexions de la tige en bois, flexions qui dépendent de l’état hygrométrique 
de l'atmosphère, l'aiguille ne se meut plus dans le plan du cadran, et il importe, 
pour l'exactitude des lectures, de l'y ramener. L'aiguille n'arrive d’ailleurs qu'au 
