4 DÉFINITION ET DÉTERMINATION DE LA DURETÉ. 
bord du cadran, et pour qu'elle se détache mieux, on a doublé le bord intérieur 
du cadran d’une bande circulaire de carton blanc. La table en bois de chêne très- 
forte, qui porte le levier, a 1,10 de hauteur et 1",40 de longueur; pour lui 
donner plus de solidité, elle a reçu trois jambes de force en fer, dont deux, reliées 
entre elles par une traverse de même métal, supportent la partie de la table qui 
recoit les montants dans lesquels s'engagent les tourillons du levier el sur laquelle 
sont placées les lames métalliques dans lesquelles les pointes devront pénétrer. 
La troisième traverse est fixée sur le pied qui supporte le cadran. On se rend 
d'ailleurs facilement compte de la forme générale de la table, qui a trois pieds et 
dont la surface représente une espèce de T. 
La table porte dans sa longueur deux vis, dont l’une sert à arrêter le levier dans 
la position qui fait répondre l'aiguille au zéro du cadran et dont l’autre, placée du 
côté opposé de l'axe du levier, est destinée à soutenir le levier quand on vient à 
accrocher le plateau avec sa charge ou à lui ajouter de nouveaux poids. On conçoit 
l'importance de cette vis : elle permet d'éviter, dans les expériences, les mouve- 
ments brusques, les chocs des poids contre les plateaux, qui constitueraient une 
cause d'erreur sérieuse. 
Le levier est soutenu par deux montants en fer, reliés dans le haut par une 
traverse; les tourillons sont engagés dans des coussinets dont une moitié est formée 
par la paroi du montant et l’autre moitié par des pièces ajustées avec soin et main- 
tenues avec de fortes vis. 
Une tablette en fer, très-solide, qui fait corps avec les montants, est directe- 
ment boulonnée sur la table en bois et porte à l’une de ses extrémités un talon à 
ressort destiné à maintenir la lame qui doit être soumise à l'expérience, et à l’autre 
extrémité un deuxième lalon, mis en mouvement par une vis de rappel et per- 
mettant d'amener cette lame dans la position qui lui convient. La vis de rappel 
est d'ailleurs maintenue, quand elle a cessé d'agir, par une vis de pression. 
S'agit-il d'employer l'instrument qui vient d'être décrit, on commencera par 
engager dans la grande vis la pointe dont on veut se servir, en la maintenant for- 
tement avec sa vis de pression. La lame qui doit être essayée sera placée sur la 
tablette en fer, amenée à la position convenable et maintenue par le talon à res- 
sort; on s’assurera d’ailleurs qu’elle touche bien le plan d'appui, dont l’horizonta- 
lité aura été réglée ou vérifiée à l’aide d'un niveau à bulle d’air. 
Pour la pointe particulière employée, on réglera l’horizontalité du fléau à l’aide 
du bouton en éerou dont il a été question; la position à donner à ce dernier sur 
sa vis sera celle qui amène l'aiguille en regard du zéro du cadran, d’après l’instal- 
lation préalable de l'instrument. On relève la vis de soutien, qui se trouve sur la 
