437 
der Luft enthaltend, bis zur Untersuchung der Luft aufbe- 
wahrt, welche Untersuchung jedoch nie vor 24 Stunden 
vorgenommen wurde. 
Ein an einem Ende geschlossenes, durch*eine Scala in 
sanze und viertel Cubikcentimeter eingetheiltes Glasrohr 
(Eudiometer), von möglichst kleinem Kaliber, wurde mit 
Quecksilber gefülit und nach Entfernung aller Luftbläschen 
mit dem offenen Ende in einen, Quecksilber enthaltenden ge- 
kröpften Cylinder gebracht, durch einen Halter festgestellt, zur 
Hälfte bis Dreiviertel mit der zu untersuchenden, ausgetrock- 
neten Luft gefüllt und dann so tief in das Quecksilber des 
Cylinders gesenkt, dass die Quecksilberfläche im Eudiome- 
ter mit der im Cylinder im gleichen Niveau stand, worauf 
nun der Punkt notirt wurde, bis zu welchem das Eudio- 
meter mit der zu untersuchenden Luft gefüllt war. Eine we- 
sentliche Bedingung hierbei ist natürlich, die Temperatur 
zu berücksichtigen, weshalb bei der Berechnung des Gehalts 
an Kohlensäure und Sauerstoff die etwa eingefretenen 
Schwankungen der Temperatur stets mit in Anschlag ge- 
bracht wurden. Das Laboratorium, wo der Apperat aufge- 
stellt war, hatte immer eine ziemlich gleichmässige Tempe- 
ratur, wenn die Schwankungen ausserhalb nicht zu gross 
waren, was bei diesen Untersuchungen ein wesentlicher 
Vortheil wird. Durch die Manipulationen beim Ueberfüllen 
der zu untersuchenden Luft in das Eudiomeler wurde die- 
ses sowohl, wie das Quecksilber, in dem gekröpften Cylin- 
der immer um 1— 2° Reaumur erwärmt, weshalb ich den 
Luftgehalt im Eudiometer immer erst ;—+ Stunde später 
bestimmte. 
Bei allen Berechnungen sind nur die Hundertel angege- 
ben worden, weil mir die Tausendtel zu winzig erschienen, 
als dass bei diesen Untersuchungen irgend ein Gewicht 
darauf zu legen wäre, wo Fehler von dieser Grösse bei 
der grössten Sorgfalt nicht zu verhülen sind. 
A. Untersuchung auf Kohlensäure. 
Nachdem die Temperatur im Locale der Untersuchung 
