438 
und die Quantität der Luft im Eudiometer genau notirt wa- 
ren, wurde eine, an einem feinen ausgeglüheten Drathe !) 
befestigte, 3— 1 Zoll lange Stange Aetzkali angefeuchtet, 
was gewöhnlich von selbst geschieht, wenn es eine kurze 
Zeit an der Luft liegt, und unter Quecksilber von dem ge- 
kröpften Cylinder aus in das Eudiometer gebracht, welches 
letztere dann so tief in das Quecksilber des Cylinders hin- 
abgeschoben wurde, dass ein mässiger Druck auf die zu 
untersuchende Luft stattfand. Nach 20 — 24 Stunden wurde 
das Aetzkali mittelst des Drathes entfernt, das Eudiometer 
so gestellt, dass die Quecksilberfläche in demselben mit 
der im Cylinder genau in gleichen Nieveau stand, die Tem- 
peratur notirt und so der Verlust an Luft unter Berücksich- 
tigung der etwa eingetretenen Schwankung in der Tempe- 
ratur berechnet, welcher Verlust nun eben den Gehalt an 
Kohlensäure angab, weil das angefeuchtete Aetzkali in voll- 
kommen trockener Luft nur Kohlensäure anzieht. ° War 
z. B. das Eudiometer bis 30 Cubikeent. mit trockener 
Luft gefüllt worden und enthielt dasselbe am nächsten Tage 
nach Entfernung des Aetzkali und bei gleicher Temperatur 
nur 26,75 C.C., so gab der Verlust von 2,25 C.C. einen Ge- 
halt von 7,50 pCt. Kohlensäure an; denn 30: 2,25 ist gleich 
100: 7,50. 
B. Untersuchung auf Gehalt an Sauerstoff. 
Nachdem der Gehalt an Kohlensäure gefunden war, 
wurde Wasserstoff in das Eudiometer geleitet, und zwar 
doppelt so viel, als die Luft in demselben möglicher Weise 
Sauerstoff enthalten konnte; war z, B, das Eudiometer bis 
\) Befestigt man das Kali an einen Faden, so strömt die 
Luft von aussen in dem Faden fort in das Eudiometer hinein, 
wenn die Quecksilbersäule in demselben über der Quecksilber- 
fläche im Cylinder steht. Auf diese Weise sind mir einige Un- 
tersuchungen misslungen. 
