439 
30 Cub. ‚Cent. mit Lufi gefüllt, so konnten möglicher Weise 
gegen 7 €. C. Sauerstofl' darin enthalten sein, es mussten 
daher mindestens 14. C. C. Wasserstoff hineingeleitet , wer- 
den; gelangt .eiwas mehr Wasserstoff zu. der Luft, als 
gerade nölhig ist, so schadet dieses weiter nicht. 
Der auf die gewöhnliche Weise aus Wasser, Ziuk und 
Schwefelsäure, entwickelte Wasserstoff wurde durch ein, 
mit Chlorcaleium gefülltes, 1 Fuss langes Rohr geleitet, an 
welches ein zweites dünnes, in eine Spitze ausgezogenes, 
am Ende hakenförmig gebogenes, aus zwei Stücken beste- 
hendes und durch Kautschuck flexibel verbundenes Glas- 
rohr befestigt war. 
Bevor ich das Gas in das Eudiometer hineinleitete, 
wurde es durch Anzünden geprüft, ob es auch frei von 
almosphärischer Luft, war, 
Nachdem nun das Luftquantum im Eudiomeler bestimmt 
worden war, wurden zwei frisch ausgeglühete Platinkügel- 
chen in das Eudiometer gebracht, von denen der Raum 
durch frühere Ermittelung bekannt war, den sie einnahmen, 
und welcher Raum zu der Luftquantität im Eudiometer 
hinzugerechnet wurde. Das Eudiometer wurde hierauf tief 
in das Quecksilber des Cylinders hineingesenkt und befestigt. 
Nach 20 — 24 Stunden wurde auf dieselbe Weise und un- 
ter Berücksichtigung der Temperatur, wie bei der Unter- 
suchung auf Kohlensäure angegeben ist, die Luftquantität 
im Eudiometer bestimmt, der durch Absorption der; Pla- 
linkügelchen eingetreiene absolute Verlust, und daraus 
der Verlust auf 100 Cub. Cent. berechnet, welcher, mit 
der Zahl 3 getheilt, den Sauerstoff der untersuchten Luft 
angab. 
Waren z. B. zu 30 C. C. Luft 14 C. C. Wasserstoff ge- 
leitet und zwei Kügelchen hineingebracht, die 0,5 ©. Cent. 
Raum einnahmen, so dass das Eudiometer bis ‚44,5 GC. 
gefüllt war, und halten hiervon die Platinkügelchen 17 C.C, 
absorbirt, so gab dies einen Verlust von 56,66 pCt., denn 
30:17 ist gleich 100: 56,66. Dieser Verlust von 56,66 mit 
