20 OBSERVATIONS 
exemple avec le baromètre de l'observatoire de Paris. Or, cette comparaison a été 
faite plusieurs fois par les soins du commandant Delcros, dont le nom fait auto- 
rité en cette matière, et les observations de Strasbourg lui doivent d'être comptées 
parmi les plus précises qu'on ait jamais faites. 
29 Quand la colonne barométrique varie, le niveau du mercure dans la cuvette 
varie en sens inverse, et le zéro de l'échelle ne coïncide plus avec lui. Pour se 
mettre à l'abri de cette variation de niveau, M. Herrenschneider a employé le 
moyen le plus simple, sinon le plus parfait : il a pris une cuvette très-large. Le 
tube de son baromètre avait 3 lignes de diamètre; la cuvette en avait 44. Sa 
section était donc 215 fois plus grande que celle du tube, et les variations du 
mercure étaient 215 fois plus petites dans la cuvette que dans le tube. Or, pendant 
les 39 ans, dont nous possédons encore les observations, la plus grande variation 
du mercure dans le tube ayant été 26,2, la plus grande variation du niveau 
dans la cuvette n’a été que de 0,1, et elle atteignait à peine la moitié de cette 
valeur chaque année. On peut donc supposer ce niveau constant. 
3° Contre le tube du baromètre se trouve appliqué un thermomètre qui indique 
la température de la colonne mercurielle. Cette température variant d’une obser- 
vation à l’autre, pour rendre celles-ci comparables entre elles, il est indispensable 
de les ramener toutes par le calcul à une température constante. C’est ce qu'a fait 
M. Herrenschneider, mais en employant une méthode surannée. Il a réduit toutes 
les hauteurs barométriques à 410°R ou 12,5C.; à mon tour, je les ai réduit toutes à 
zéro, comme on le fait maintenant partout; il m'a suffi pour cela de les diminuer 
toutes de 0,002 par millimètre.‘ 
Mais auparavant j'ai dû leur faire subir une transformation. Les hauteurs baro- 
métriques élaient indiquées en pouces et en lignes; je les ai réduites en milli- 
mètres. Le vernier du baromètre indiquant des dixièmes de ligne, j'aurais pu ne 
pas aller au delà des dixièmes de millimètre. 
() Quand le vernier du baromètre ne permet d'apprécier que des dixièmes de millimètres, comme 
dans ce cas et comme dans la plupart des baromètres d'appartement, la correction à faire subir à la 
hauteur barométrique pour la réduire à zéro est facile à calculer. Elle est, en effet, toujours égale à 
0,00016 Ht, en appelant t la température du baromètre, et H la hauteur à réduire. Mais si on remarque 
que le baromètre ne s'éloigne jamais beaucoup de 750 millim., et si on désigne par h l'excès de la 
hauteur barométrique sur 750, on aura pour cette hauteur : H—750+h; et pour la correction : 
0,00016 (750+4-h)t = 0,121 + 0,00016 ht. Or, ce dernier terme est négligeable : car pour qu'il produisit 
une correction de Omm,1, il faudrait que ht fût plus grand que 625, ce qui n’arrivera que dans des cir- 
constances tout exceptionnelles et extrêmement rares de pression et de température. 
Ainsi, en général, pour réduire à zéro une observation barométrique à un dixième de millimètre près, 
il suffit d’en retrancher les 12 centièmes de la température à laquelle elle a été faite. Les observations 
de M. Herrenschneider se réduiront donc à zéro, en en retranchant Omm,125<1 2,5 ou 4mm,5. 
