18 OPUSCULES DE PHYSIQUE. 
V. 
Nouveau voltamétre. 
On a déjà apporté bien des modifications au voltamètre : les unes ont eu pour effet 
de le rendre plus commode, mais en lui faisant perdre de sa précision; d’autres l'ont, 
au contraire, rendu plus précis, mais en même temps d’un maniement plus diffi- 
cile. La modification que je me propose de décrire ici, aurait pour but, je crois, de 
rendre cet instrument si utile, d’un usage extrêmement facile, sans diminuer en 
rien son exacütude. J'ai voulu surtout éviter le maniement fréquent de tubes pleins 
d’eau acidulée, inconvénient en apparence léger, en réalité fort désagréable, inhé- 
rant à l'emploi des voltamètres ordinaires. L'appareil représenté, au tiers de sa 
grandeur (fig. 13), est fait avec un gros tube de verre VV mastiqué à ses deux 
extrémités, dans deux garnitures en cuivre, et fixé verticalement contre une plan- 
chette. La garniture inférieure est percée de deux trous qui laissent passer deux 
fils de platine o et L serrés par le bas dans les deux boutons P et Æ. La garniture 
supérieure est égalemeut percée de deux trous ; l’un d'eux laisse passer le tube 
d'une pipette à boule B, qui descend jusqu’au fond du vase et entoure compléte- 
ment le fil o; un trait de repère À, avec quelques divisions, sont marqués sur le 
tube supérieur de cette pipette. La seconde ouverture de la garniture supérieure 
reçoit un tube capillaire recourbé T, qui vient plonger dans un petit vase rempli de 
mercure M, disposition, qu'après plusieurs tâtonnements, j'ai reconnue comme 
étant la plus efficace pour obtenir une fermeture hermétique. Le vase à mercure 
repose sur un petit support $, qui peut se déplacer ou s'ouvrir comme une porte 
autour de la charnière verticale cc. Enfin, sur le pied de l'appareil se trouvent, 
outre les deux bornes P et A, une troisième borne N et un interrupteur Z, qui peut 
établir la communication entre les bornes N et Æ, dès qu'on le laisse tomber dans 
les godets à mercure G et G'. Le pôle positif de la pile s’attache toujours en P et 
le pôle négatif en N; mais le courant ne passe que si l'interrupteur est en place. 
Pour préparer le vollamètre, on ouvre le support S, on descend le vase M, et on 
verse dans le vase V, par le haut de la pipette, de l’eau acidulée au 10°, jusqu'à ce 
qu'il soit plein, c’est-à-dire jusqu'à ce que l’eau s'écoule par le tube 7; puis on fait 
passer pendant quelque temps le courant, en mettant en place l'interrupteur 1. 
L'oxygène se dégage sur le fil o et s'échappe par le tube de la pipette; l'hydrogène 
se dégage sur le fil 4, et n'ayant pas d'autre issue que letube 7, s'échappe par ce 
tube, et le nettoie des gouttelettes d’eau qui peuvent l’obstruer. L'appareil est alors 
préparé pour une longue série d'expériences. 
