20 OPUSCULES DE PHYSIQUE. 
Quant à celles qui pourraient être faites avec des voltamètres différents, on ne 
pourra les rendre comparables que si on connaît pour chacun d'eux le volume d'eau 
soulevé dans la pipette. Pour le mesurer, le moyen le plus simple consiste à mettre 
sur le même courant notre voltamètre et un voltamètre ordinaire, dont le fil négatif 
serait recouvert d'un tube bien divisé en centimètres cubes. Le courant produirait 
dans les deux voltamètres la même quantité d'hydrogène; on l'interromprait ayant 
que le liquide fût arrivé au repère À, s'arrêtant, par exemple, à la division —#; 
le voltamètre-type ferait connaître le volume À d'hydrogène dégagé. On ferait passer 
ensuite le courant jusqu'à ce que le liquide eut dépassé le repère à une certaine 
division +"; on mesurerait l'augmentation 4 de volume dans le voltamètre-type. 
en 
puis le niveau primitif de l'eau jusqu’au repère, en ajoutant à À le produit nô; si 
nous désignons pas B ce volume, nous aurons donc : B = A+nà. 
La moyenne de plusieurs expériences semblables fera connaître avec une grande 
précision les constantes B et à. 
Ces constantes une fois connues, si on veut mesurer l'intensité du courant qui 
traverse le voltamètre, on déterminera le temps © pendant lequel il faut faire 
passer le courant, pour pousser le liquide un peu au-dessous du repère Je; puis le 
courant interrompu , on notera la division qu'occupe le niveau du liquide, lorsque 
les bulles de gaz sont entièrement dégagées; soit + le nombre de divisions com- 
pris entre ce point et le repère; le volume de l'hydrogène produit sera BÆ m8 et 
: ; : ; ; . BEmô 
si 9 exprime des minutes, le volume dégagé par minute sera: —5— = v. 
On aurait alors le volume à d’une division à = et le volume de la pipette, de- 
On notera ensuite la température £ indiquée par un thermomètre placé à côté de 
l'appareil, puis l'indication du baromètre, qu'on augmentera de la pression de la 
colonne d’eau soulevée, pour avoir la pression À du gaz, et on aura le volume V 
d'hydrogène normal, c’est-à-dire à la température 0°, et à la pression de 760 mil- 
limètres : V=» —— Er 
Le volume V pourra être pris pour mesurer l'intensité du courant. 
Les physiciens ne sont pas d'accord sur la manière de mesurer l'intensité des 
courants. Les uns mesurent les courants avec un couple thermo-électrique , d’autres 
avec une balance électro-magnétique, d'autres avec un rhéostat, d’autres avec une 
boussole de tangentes , d'autres avec une boussole de sinus, d’autres avec un volta- 
mètre, ete. Chacun employant une unité différente, il en résulte les nombres 
les plus discordants pour représenter le même courant, et il en résulte aussi mal- 
heureusement l'impossibilité absolue de tout progrès qui serait fondé sur la com- 
paraison de semblables travaux. 
