506 "Dr. E. v. Oppolzer: 
drei um 120° abstehende Metall-Pölstern und erhält nach unten 
eine entsprechend lange Führung im Konus K. Der Bau des 
Statives mit den drei Stützpunkten in A, A’ und P ist aus der 
Zeichnung klar ersichtlich. Der Stützpunkt P wird durch eine 
feine Mikrometerschraube gebildet, die als Niveauprüfer ver- 
wendet wird; durch diesen Umstand rechtfertigt sich die drei- 
K 
Fig. 3 
eckige Form des oberen Stativtheiles.. Das Beobachtungsrohr 
besteht aus einem doppelten Stahlmantel und ist fein ausbalan- 
ciert durch eine am Träger angebrachte Vorrichtung, die so con- 
struiert ist, dass sie vom Okulare aus ausgeschaltet werden 
kann; das ganze Rohr liegt dann mit vollem Gewichte in Lagern 
des Trägers und bedarf daher keiner Klemmvorrichtung. 
Das Mikrometer ist keine Schraube, sondern besteht aus 
einer fixen feingetheilten Glascala und einer beweglichen Glas- 
platte, die in passend gewählten Distanzen Doppelstriche, zwischen 
denen die Sterne eingestellt werden, und ausserdem einen 
sich über die Glasscala bewegenden Faden trägt. Die Stellung 
dieses letzteren wird auf der Scala abgelesen und zwar durch 
eine gleich unterhalb des Okulares O befindliche Lupe Z. Da 
die Brennweite des Rohres auf etwa 2000 mm berechnet ist, so 
genügt es die Striche der Scala in der Distanz von 0.005 mm = 05 
zu ritzen. Durch die Lupe erscheint diese Distanz, der Scalen- 
werth des Mikrometers, 100mal vergrössert als 0.5 mm 
