Pr “ 
Ein neues Zenithtelescop. 207 
so dass die Zehntel = 005 zwischen dem beweglichen Faden 
und den Nachbarstrichen noch leicht geschätzt werden können. 
Da die Bedingung, dass jeder Strich auf 000005 mm == 0'005 
sicher sitzt, unschwer zu erfüllen ist, so darf dieses 
Mikrometeralsfrei von fortschreitenden und perio- 
dischen Fehlern angesehen werden. Ausserdem gestattet 
es einwurfsfrei aus der Links- und Rechtseinstellung das 
Mittel zu nehmen. Auch zufällige Fehler dürften bei gut gekühltem 
Glase als ausgeschlossen zu betrachten sein, indem noch die 
Fassung der Glasplatten so construirt wird, dass die Verschieden- 
heiten der Ausdehnungscoefficienten (Metall-Glas) einflusslos wird. 
Hiemit erscheint aber die Mikrometereinstellung (Pointierung) 
auch frei von jedem systematischen Fehler. Da man heutzutage 
planparallele Platten vollkommenster Art herstellen kann, so 
sind schädliche Brechungen ungefährlich, aber auch diese werden 
eliminiert, wenn die Strichseite der beweglichen Platte gegen 
das Objectiv, die der Scalenplatte gegen die Lupe gerichtet ist. 
Berücksichtigt man, dass ein derartiges Mikrometer auch noch 
zehnmal so billig ist, wie eine gleich vollkommene Schraube, so 
dürfte die Annahme nicht ungerechtfertigt erscheinen, dass es 
die Schraube in der messenden Astronomie verdrängen wird. 
Der Scalenwert, der ja von der variablen Brennweite des 
Rohres abhängt, kann stets durch eine Mire beliebig oft an 
jedem Beobachtungsabende bestimmt werden. 
Das Niveau, das einen Parswerth von 2° erhalten wird, 
um es weniger träge zu machen, wird stets in bekannter Weise 
auf constante Blasenlänge (30 partes) gehalten, kommt in ein 
doppelwandiges Metallparallelepiped, das oben durch eine Glas- 
platte verschlossen ist. Dieses sitzt auf dem schweren den 
Objeetivzapfen umhüllenden Niveauring, der nicht geklemmt 
wird, sondern nur durch Reibung am Zapfen hält. Der Niveau- 
ring: trägt seitwärts senkrecht zur Rohrachse einen horizontalen 
Stift, der durch einen vom Okular aus bewegbaren Schlitten 
fixirt werden kann. Hiedurch spielt die Blase stets ein, 
auch wenn das Rohr um seine Längsaxe gedreht wird. Kleine 
Aenderungen werden nicht durch eine Feinbewegung, sondern 
durch die Fussschraube P ausgeglichen. Die Ablesung des Niveaus 
erfolgt durch ein Ablesefernrohr F, das ein Schraubenmikro- 
meter mit zwei Doppelfäden, die in der scheinbaren Distanz der 
Blasenlänge stehen, trägt. Die Doppelfäden werden auf zwei 
„Lotos“ 1899. 14 
