208 Dr. E. v. Oppolzer: 
feine in der Nähe der Blasenenden auf das Niveauglas geritzten 
Linien eingestellt, dann auf die Blasenenden u. zw. beide Enden 
in entgegengesetzter Richtung, um auch hier frei von systematischen 
Einflüssen zu sein. Die Schätzungen des Niveaus ergeben den- 
selben Genauiekeitsgrad, wie die der Mikrometereinstellung 
nämlich 005. Durch den Umstand, dass die Libelle vollständig 
gegen Strahlung und Leitung geschützt ist, ausserdem durch 
den Prüfer P, der ja in bekannter Weise auch frei von seinem 
Sehraubenfehler behandelt werden kann. stets unter Controle 
gehalten wird, werden die Niveauangaben die wahren Correc- 
tionen angeben, wenn der EinflussdesInstrumentes mit 
allerseiner Mechanik belanglos wäre. Dieser letztere 
wird aber meistens unterschätzt und ich glaube, dass die mittleren 
Fehler, die von verschiedenen Beobachtern erhalten wurden, 
grösstentheils auf diesen Umstand zurückzuführen sind. Durch 
Veränderungen der Mechanik gelangt die Blase nie völlig 
streng zur Ruhe und ihre Stellung gibt nicht die momentane 
Neigung der Axe. Bei der üblichen Anordnung bewirken haupt- 
sächlich folgende Umstände eine Veränderlichkeit der Blase: 
1. Spannungen durch das Klemmen des Niveau- 
ringesin diesem, die sich längere Zeit nicht ausgleichen; 
diese entfallen hier, weil der Ring bloss durch Reibung am Zapfen 
aufliegt. 
2. Feinbewegung zur Niveaucorrection; diese ist 
hier gar nicht vorhanden und wird, wenn überhaupt nöthig, 
durch die Fussschraube P bewirkt. 
2. Die Klemmung in Zenithdistanz, wodurch sich 
Veränderungen in den Klemmbestandtheilen und im Träger dem 
Niveau mittheilen; hier entfällt diese dadurch, dass das Instru- 
ment während der Beobachtung mit vollem Gewichte in den 
Lagern ruht infolge Ausschaltens der Ausbalancierung. 
4. Durch letzteren Umstand werden auch schädliche 
Einwirkungen der Ausbalancierungsvorrichtung 
weegeschafft. 
5. BeiEinstellungen der Zenithdistanzen erfolgen 
Erschütterungen des Niveaus, deren Wirkungen vielleicht längere 
Zeit zu ihrer Ausgleichung brauchen; hier wird das Niveau 
stets in der Gleichgewichtslage fixiert und erleidet keine Er- 
schütterung. 
6. Erschütterungen bei dem Azimuthanschlag. 
Diese werden vermieden, indem statt des Anschlages eine Art 
