Ein neues Zenithtelescop. 209 
leichte Klemmung — wie früher auseinandergesetzt worden ist 
— angewendet wird. 
7. Nachwirkungen iinder Verticalachse, die durch 
das Wenden erzeugt werden oder durch eine mangelhafte Füh- 
rung. Diese dürften durch die ceylindrische Form und lange 
Führung der Axe auf ein Minimum beschränkt sein. 
8. Mangelhafte Stabilität desInstrumentes, wie 
es bei den üblichen Zenithtelescopen der Fall ist; ich hoffe 
durch die Verlegung der Fussschrauben in die Ebene, in der 
sich auch der Schwerpunkt des ganzen Instrumentes befindet, 
das möglichst Beste in dieser Beziehung erreicht zu haben. 
9. Biegungen des sonst im Meridiane beweglichen Rohres, 
wie sie hauptsächlich infolge von Temperatureinflüssen 
platzgreifen. Diese letzteren werden durch den fast vollkommenen 
Abschluss des Rohres mittelst eines das ganze Instrument be- 
deekenden Aluminiumbleches vermieden und sind durch die un- 
mittelbare Verbindung von ÖObjectiv, Prisma und Niveau fast 
belanglos. 
Man könnte eventuell bei meiner Montierung eine starke 
Biegung des Rohres befürchten; durch den doppelten Mantel 
wird diese aber sehr herabgedrückt und hat noch dazu auf die 
Horrebow-Messungen nicht den geringsten Einfluss. Bedenk- 
licher könnte folgende Wirkung erscheinen. Durch die Ein- 
stellung in Zenithdistanz kann eine Torsion des Rohres ent- 
stehen, diese wird durch den doppelten Mantel sehr vermindert 
und sicherlich klein bleiben, wenn die Ausbalaneierung genügend 
fein funetioniert. Eine solche auftretende Torsion würde als eine 
Fadenschiefe wirken. Diese wird aber durch die symmetrische 
Pointierung der Sterne in Bezug auf die Mitte des Gesichts- 
felds eliminiert, so dass auch die Torsion des Rohres Keinen 
Fehler in der Beobachtung hervorruft. 
Ein weiteres Bedenken könnte gegen die Anwendung eines 
so schweren Prismas erhoben werden. Durch den mitgegossenen 
cylindrischen Fortsatz desselben kann dieses mit dem Objective 
sehr sorgfältig in eine Fassung aus Stahl eingepasst werden, 
aus besonderer Vorsicht wird aber noch dort, wo der cylindri- 
sche Fortsatz aus dem Prisma tritt, eine Nuthe ausgeschliffen, 
in die drei um 120° abstehende Knaggen eingreifen, letztere 
drücken das ganze Prisma sammt seinem Fortsatz gegen die 
drei Auflageplättchen des Objectives. Uebrigens ist zu bemerken, 
14* 
