Ergiebigkeitsmessung intermittirender Quellen. 207 
wenn wir alle Masse auf Secunden und Meter beziehen und be- 
denken, dass 2°5 Z per Minute gleich 
000004167 ”°/,.. und 
(29 = 442945 ist. 
Aus der obigen Gleichung rechnen wir 
“— 0000023 m? = 23 mm?, 
was einem Durchmesser von 
d = 5'4 mm entspricht. 
Wir wählen nun für die Ausführung des Apparates einen 
Röhrchendurchmesser von 5 ”%, und eine Länge von 50 "m, SO 
wird f = 19'635 mm? und man erhält leicht die Gleichung 
rer 
0: =047 Vo". 
Für den quadratischen Kastenquerschnitt wählen wir eine 
Seitenlänge a —=30 cm. Es wird dann F= 900 cm2. Die bei- 
stehende Figur zeigt alle Constructionen in — der natürli- 
chen Grösse. 
Aus dem Ausdrucke für Q kann leicht die Parabel II 
construirt werden, wenn man für die Ergiebigkeit in nn einen 
entsprechenden Masstab (b) gewählt hat. Mit Zuhilfenahme des- 
selben kann nach dem Vorigen aus der beobachteten Curve II 
die Curve IV entwickelt werden. 
Für Ermittlung des Correctionsgliedes dient folgende Er- 
wägung: 
Steigt der Wasserspiegel im Gefäss in einer Minute um 
1 cm, so entspricht diese Menge für F= 900 cm? einem Zufluss 
zon 900 cm? = 0'9 |. 
Ü% 
dt 
daher 0'9 als Correetion abschneiden, da in unserem Falle 
Az=lcm der Wirklichkeit = 1” der Zeichnung ist, At= 
1 Minute der Wirklichkeit = 1 ”M der Zeichnung ist; so muss 
eine Tangente von !/,, d. i. eine Linie unter 45°, 0'9 lit. d. i. 
Eine Tangente, welche unter geneiet ist, müsste 
