— 530 — 



lumière dans l'œil examiné comme si elle provenait de L', et, pour cet 

 œil E, il revient exactement au même que la flamme se trouve en L', ou, 

 qu'étant en L, elle soit réfléchie par le miroir. L'œil de l'examinateur 

 se trouve alors, en effet, dans la direction des rayons incidents, et la 

 lumière qui provient de la partie éclairée xx de l'œil E ne sera pas en 

 totalité réfléchie par le miroir vers L, mais elle traversera en partie le 

 miroir, que celui-ci soit demi-transparent ou qu'il s.oit percé d'un trou. 

 Cette lumière tombera dans l'œil examinateur, qui verra ainsi le fond de 

 l'œil observe. 



La partie essentielle de l'ophthalmoscope est donc le miroir réflecteur 

 de la lumière. Le miroir de l'ophthalmoscope de Helmholtz se com- 

 pose de plusieurs lames de verre transparentes, planes, superposées. 

 Ce miroir réfléchit une partie de la lumière qui le rencontre, tandis 

 qu'il laisse pénétrer l'autre partie. On a essayé, depuis, d'employer 

 tous les miroirs imaginables, plans, concaves, convexes, prismatiques, 

 seuls ou combinés avec des lentilles convexes qui concentrent la lumière 

 sur le miroir. On les atantôt fabriqués en métal et percés d'un trou [cen- 

 tral, tantôt en verre étamé qu'on rendait transparent en enlevant une 

 partie del'étamage au centre ou en les perçant d'un trou. 



La pratique a prouvé que le miroir le plus commode est le miroir con- 

 cave percé d'un trou au centre, ; il est à peu près indifférent qu'il soit en 

 métal ou en verre. L'avantage du miroir concave est de concentrer la 

 lumière et de fournir ainsi un éclairage puissant. 



Cependant dans beaucoup de cas on préfère un éclairage faible : 

 c'est lorsque l'œil examiné ne supporte pas la lumière, par suite 

 d'inflammation de ses membranes profondes, ou que la pupille se 

 rétrécit trop sous l'influence de la lumière vive. Dans ce cas, on emploie 

 avec avantage le miroir plan. 



Les dimensions les plus pratiques du miroir concave sont un diamètre 

 de 28 millimètres et une distance focale de 18 centimètres. Le même 

 diamètre convient au miroir plan. Le trou central doit avoir au moins 

 3 millimètres de diamètre. 



(à suivre). Làndolt (1). 



Directeur-adjoinl 'lu laboratoire d'Ophthalmologie de la Sorbonne. 



(1) Ce chapitre e.st extrait d'un Manuel d'Ophthalmoseopie par M. Landoll qui va 

 paraître chez ij. Octave Dow. 





