— 733 — 



Dans le dispositif que j'ai adopté, la force est également empruntée à l'eau, 

 mais la vitesse d'écoulement entre pour un coefficient beaucoup pins considé- 

 rable que la pression. Chacun connaît le procédé que dans |la région pyré- 

 néenne on emploie, depuis un temps immémorial, pour se procurer l'air néces- 

 saire à l'alimentation des souffleries des fourneaux où l'on réduit les minerais 

 de fer, où l'on forge le fer lui-même ; une masse d'eau est projetée dans un 

 tuyau en forme d'entonnoir dont la pointe plonge dans un tuyau plus large en 

 communication avec l'air extérieur, de telle sorte que l'eau, en passant avec une 

 grande vitesse dans le tube à air, entraine par aspiration un volume de gaz 

 considérable ; ce gaz est emmagasiné dans de vastes récipients, où il se comprime 

 naturellement par l'arrivée de nouvelles quantités d'air. Depuis quelques années 

 l'emploi des trompes catalanes s'est généralisé et ses usages se sont multipliés; 

 M. Alvergniat a eu l'idée d'établir des trompes en verre de petit volume, dont 

 la construction repose exactement sur le principe des grandes trompes et qui 

 peuvent s'adapter par l'intermédiaire d'un simple caoutchouc à des robinets de 

 tout calibre ; ces instruments fournissent d'excellents aspirateurs, soit des gaz, 

 soit de l'air avec des pressions d'eau relativement peu considérables. N'ayant 

 à ma disposition qu'une chute d'eau d'environ 2 mètres, le réservoir étant 

 situé à l'étage supérieur, je me suis arrêté à cette dernière combinaison et j'ai 

 prié M. Alvergniat de vouloir bien me fabriquer une série de trompes qui me 

 permissent de ventiler sept aquariums, cubant chacun 100 litres, en rédui- 

 sant le plus possible la consommation de l'eau ; mais pour obvier à l'inconvé- 

 nient signalé dans les procédés de M. Sabatier, de MM. Jolyet et Regnard, 

 c'est-à-dire pour éviter l'emprunt de l'air à l'atmosphère confinée du laboratoire, 

 j'ai eu soin de mettre les tubes aspirateurs en rapport avec un large tuyau de 

 distribution D, amenant l'air extérieur. 



Rien n'est donc plus simple que la ventilation d'un aquarium d'eau douce 

 avec une faible consommation d'eau ; mais ce résultat obtenu, rien n'est simple 

 comme la transformation de ce même aquarium d'eau de mer. Il suffit, pour 

 éviter l'introduction de l'eau douce dans le récipient rempli d'eau salée, d'inter- 

 caler un flacon à trois ouvertures de la capacité de 1 litre et demi à 2 litres 

 pour recevoir cette eau douce au fur et à mesure de son écoulement. Par une 

 des tubulures supérieures G pénètre la trompe, par la deuxième H s'échappe 

 l'air qui se rend dans l'aquarium au moyen d'un tube I ; par la tububulure 

 inférieure, munie d'un robinet de petit calibre, s'échappe l'eau. La pression 

 de la colonne d'eau que l'air a à vaincre, variant avec la longueur du tube 

 plongeant dans l'eau, on est obligé de régler le débit du robinet d'arrivée et 

 celui du robinet de départ, de manière à maintenir constante la hauteur de 

 l'eau dans le flacon, et assurer par là l'échappement régulier de l'air. Gela fait, 

 après quelques tâtonnements, on peut sans crainte laisser l'appareil fonctionner 

 jour et nuit. Si l'on n'avait pas soin de mettre d'accord le débit des deux ro- 

 binets, il pourrait arriver, soit que le flacon se vidât, ce qui supprimerait bien 

 entendu la circulation de l'air, soit au contraire que le flacon se remplit, et 

 dans ce cas l'eau douce ferait irruption dans l'eau salée. L'appareil étant bien 

 réglé, l'aération est si parfaite, que l'eau de mer devient imputrescible malgré 



