112 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 
eee a LSSI 
NUEVO MODELO DE MICROSCOPIO CLINICO 
Presentado en la Sesion de 6 de Junio de 1902, de la Sociedad Medica (Santiago de Chile). 
POR EL 
€. PEREZ: CANTO 
O- 
Mientras trabajaba en el labotorio del senor MALASSEZ, en 
Paris, tuve la idea de realizar una modificacion ventajosa en la 
parte mecánica de los microscopios corrientes. 
Todos los microscopistas han notado la facilidad con que se 
desarregla i aun se destruye el tornillo micrométrico destinado a 
producir el movimiento lento de la combinacion óptica. Esta faci- 
lidad depende esclusivamente de un error de mecánica, cometido 
por los primeros constructores de esta clase de aparatos 1 copiado 
siempre por los que les han seguido. En efecto, no era prudente 
confiar a un organismo tan delicado como el tornillo micromé- 
trico. dos papeles esencialmente distintos: ríjido sosten del cuerpo 
del microscopio i órgano de un movimiento de presicion. Estas 
dos funciones son, sin duda, contrapuestas; si la primera requiere 
estabilidad 1 solidez, la segunda reclama finura 1 movilidad. 
Los constructores han hecho últimamente diversas tentativas 
infructuosas para remediar este defecto. La que ha dado un resul- 
tado apreciable ha sido la de la conocida fábrica de Zeiss, por 
medio de mecanismo algo complicado i caro, pues el microscopio 
sin composicion óptica vale 500 francos. 
Contando con la buena voluntad i con los talleres modelos del 
señor Stiasnié, de Paris, hice en 1901 el plano de un nuevo 
microscopio que unía todos los perfeccionamientos prácticos e 
indispensables, dispersos en diferentes instrumentos modernos, a 
una modificacion del tornillo micrométrico que mas adelante voi 
a describir. Este microscopio, construido por Stiassnié con notable 
habilidad, presenta las ventajas siguientes: 
1. La columna (a), de una gran solidez, está esclusivamente 
destinada a soportar el cuerpo del microscopio ino contiene 
- ningun organo afectado a la produccion del movimiento micro- 
métrico. Su forma está calculada para empuñar cómoda i sólida- 
mente el aparato cuando sea necesario cambiarlo de lugar. 
2. El movimiento rápido del cuerpo esta confiado a un anillo 
(b) que gobierna un dispositivo helicoidal análogo al empleado 
en los objetivos fotográficos 1 que ha sido adaptado por RADAIS 
a los microscopios. Este movimiento es de una suavidad i lentitud 
