114 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 
LYNN 
notables i su mecanismo queda completamente a cubierto de la 
accion entorpecedora del polvo ide la humedad. Por otra parte, 
como no puede ser puesto en juego sino por la rotacion del anillo, 
queda evitada la posible destruccion de un objetivo por la casual 
caida brusca del tubo que lo lleva. 
3. El movimiento micrométrico ideado por mi, depende de un 
tornillo (c) construido a torno con mucha precision i cuyo paso es 
de 3 milímetro. Este tornillo pone en movimiento un tubo con- 
céntrico al del movimiento rápido i que no tiene con este mas 
que tres puntos de contacto en el estremo superior i otros tantos 
en el inferior. Este tubo central es el que sostiene los oculares i 
objetivos. Como resultado de tan sencillo i sólido mecanismo, el 
movimiento micrométrico es particularmente suave, sensible i 
duradero. Además, como los anillos que gobiernan los movi- 
mientos rápidos 1 micrométricos estan ambos mui próximos i en 
el sentido horizontal, resulta una notable facilidad para pasar del 
uno al otro. 
4. El tornillo micrométrico lleva en su parte superior un disco 
(d) dividido en centésimas de milímetros, cuyas divisiones estan 
bastante espaciadas para permitir comodamente la medida de 
espesores de 5 milésimas de milímetro. 
5. Los objetivos estan atornillados en el revólver (e) ideado 
por el senor Stiassnie;su ventaja principal consiste en que los 
lentes quedan a cubierto del polvo en cualquiera posicion que se 
les dé. 
6. La platina jiratoria puede ser movida en dos direcciones 
rectangulares por medio de dos tornillos (f) colocados en los 
bordes - posteriores. He hecho dar a estos movimientos una esten- 
sion mucho mayor que la usual, lo que permite examinar una 
porcion no despreciable de cualquiera preparacion sin necesidad 
de incurrir en en el gasto de una platina mecánica separada. 
7. El diafragma iris 1 el condensador Abbe estan montados en 
tambor helicoidad ideado por Stiassnié 1 accionado por una 
palanca situada a la izquierda 1 por debajo de la platina. He supri- 
mido los movimientos laterales porque son práctimente inútiles 1 
encarecen el precio del microscopio. 
9. Un pié sólido 1 elegante (i), ideado tambien por Stiassnié, 
dan al instrumente una gran estabilidad i contribuye a hacer del 
modelo que propongo un microscopio completo, práctico 1 barato, 
pues en fabricacion corriente llegaria a costar unos 250 francos. 
SANTIAGO, Junio de 1902. 
