Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6, Luisenplatz 11. 



IIL Band. 



Sonntag, den 27. Januar 1889. 



Nr. 18. 



Abonnement: Man abonniert bei allen Bucliliandlungen und Post- y 



anstauen, wie bei der Expedition. Der Vierteljalirspreis ist J( :i.— (^|3 



Bringegeld bei der Post Vo .; extra. JL 



Inserate: Die viergespaltene Petitzeile :10 -j. Grössere Aufträge 



entsprechenden Rabatt. Beilagen nach Debereinkunft. Inseraten- 



annalirae bei allen Annoneenbureaux, wie bei der Expedition. 



Abdruck iist nni* mit vollstiintliger <{aellenangabe gestattet. 



Die bakteriologischen Untersuchungsmethoden. 



Von Dr. Kollert Mittniaiiii. 

 (Fortsetzung.) 



Die ausserordentliche Kleinheit der J^aktcrien und 

 der Umstand, dass sie lebende, zum Teil frei bewegliche 

 Organismen sind, haben begreiflicherweise einen be- 

 stimmenden Einfluss auf die Hilfsmittel und den Gang 

 ihrer mikroskopischen Untersuchung ausgeübt. Auch 

 hier mag nicht unerwähnt bleiben, dass es besonders 

 Koch gewesen ist, der die Unzulänglichkeit der früher 

 gebräuchlieben Mikroskope nachwies, und die Forderungen, 

 die man an ein für bakteriologische Untersucliungen 

 brauchbares Mikroskop stellen muss, genau formulierte. 

 Die Kleinheit der Objekte erheischt zunächst eine ge- 

 nügend starke 500 — 1000 fache lineare Vergrösserung. 

 Zunehmende Vergrösserung erfordert abei- notwendig- 

 stark gewölbte Objektivlinsen mit möglichst geringer 

 Brennweite. Damit aber die von den Lichtstrahlen zu 

 durchlaufende Glasschicht nicht zu dick wird und die 

 Schärfe des Bildes beeinträchtigt, müssen stark ver- 

 grössernde Linsen eine entsprechend kleinere Frontebene 

 d. h. einen kleineien Umfang haben. .Je kleiner aber 

 die dem Objekt zugewandte Linsenfläche ist, desto ge- 

 ringer ist die Menge der in die Linse einfallenden 

 Lichtstrahlen, d. h. desto mehr verliert das mikroskopische 

 Bild an Helligkeit und Schärfe der Umrisse. Hieraus 

 ergiebt sicli, dass die lineare Vergrösserung eine gewisse 

 Grenze nicht überschreiten darf, ohne das Auflösungs- 

 vermögen der Linsen zu schädigen. Aber selbst bei 

 massig starker Vergrösserung entsteht ein merkliche!' 

 Lichtverlust dadurch, dass die Lichtstrahlen die zwischen 

 Deckglas und Linse befindliche Luftschicht, also ein 

 dünneres Medium, durchlaufen müssen. 



Eine teilweise Beseitigung dieses Mangels erreicht 

 man dadurch, dass man an Stelle der Luft ein stärker 

 brechendes Medium, z. B. "Wasser einschaltet (Iramersions- 

 system). Noch empfehlenswerter und für bakteriologische 

 Untersuchungen geradezu unentbehrlich ist die Anwen- 

 dung der Oelimmersion, namentlich der von Abbe ver- 



besserten sogenannten „homogenen Immersion". Das 

 Wesentliche ihrer Anwendung besteht darin, dass die 

 zwischen Objekt und Linse befindliche Luftschiclit durch 

 eine gewisse Art von Cedernöl ersetzt wird, dessen 

 Brechungsexponent mit dem des Glases nahezu überein- 

 stimmt. Die von dem Objekt au.sgeheuden Lichtstrahlen 

 verhalten sich daher fast ebenso, als ob sie ein einziges 

 gleichartiges (homogenes) Medium durchliefen. 



Einen weiteren wesentlichen Teil des Bakterien- 

 mikroskops bildet der aus grossen Convexlinsen zusammen- 

 gesetzte Kondensor (Abbe'scher Beleuchtungsappai'at ), 

 welcher an Stelle der Blende in den Objekttisch ein- 

 gesetzt wird und einen breiten Lichtkegel auf die Mitte 

 des Gesichtsfeldes wirft. Hierdurch erscheinen alle 

 durchsichtigen und durch.scheinenden Teile des Präiiarates 

 wesentlich heller, während die undurchsichtigen Teüe 

 des Objekts sich mit scharfen dunklen Umrissen vom 

 hellen Gesichtsfelde abheben. Die Anwendung des 

 Kondensors empfiehlt sich also besonders bei der Unter- 

 suchung von Gewebsschnitten , in denen die einzelnen 

 Bakterien durch künstliche Färbung undurchsichtig ge- 

 macht sind, und sich infolge dessen umso schärfer von 

 den umgebenden Gewebsteüen abgrenzen. 



Auch die Art dei- Untersuchung der Bakterien im 

 lebenden Zustande weicht von der gewöhnlichen Unter- 

 suchungsmethode histologi.schei' Objekte wesentlich ab. 

 Solange man lebende Bakterien in einem Flüssigkeits- 

 tro])fen (Bouillon, destilliertes Wasser) mit aufgelegtem 

 Deckglas beobachtete, war es ganz unmöglich, genauen 

 Aufschluss über ihre Formen, die Art ihrer Bewegung, 

 Teilungsvorgänge etc. zu erlangen. Die frei l)eweglichen 

 Arten Aviiiimelten wirr durcheinander, die unbeweglichen 

 wurden infolge der zur Beobachtung nötigen starken 

 Vergrösserung durch die leiseste Berührung des Deck- 

 glases aus dem Gesichtsfelde weggeschwemmt, ein Uebcl- 

 stand, der besonders dann zu Tage trat, wenn man das 



