. 84 



atislälla en Vilgiuiig, I syiinerliet vid skillnads-observationer (då 

 man blolt vill se om barometerslfuidet (öWindral sig\ kan maa 

 fasta vid hatslängen en l;'ingre eller kortare visare, som rörande 

 sig ölver en graderad skala ganska lalt angifver hifttryckningens 

 förändringar. Jag har låtit konstrnera en sådan för Collegiets 

 räkning, hvilkens rör har en diameter af 15 millimeter; det är 

 en slags romersk våg, vid hvilkens kortare arm röret är upp- 

 hängdt och som genom på andra sidan anbragta vigter balauce- 

 ras. En lång glasskifva tjenade i början till index, men seder- 

 mera har jag fäslat ofvanom npphängningseggen (conteau de sus- 

 pension) en spegel, uti hvllken jag betraktar bilden af en grade- 

 rad skala belägen på något afstånd. Förändringen af en tionde- 

 dels linie angifves af en sex liniers Hyllning af bilden, och man 

 kunde låta denna blifva ännu större. 



Ännu några ord om de furdelar denna nya konstruktion 

 synes lofva. 



l:o Emedan lufttryckningen vnges och icke mätes förme- 

 delst qvicksllfverpehrens höjd, kan man låta göra röret af hvil- 

 ket ämne som helst och i synnerhet af jern, som ej angripes af 

 qvicksilfver; instrumentet skall derföre icke behöfva blifva så 

 bräckligt som hillils, och om man vill bibehålla glaset, skall man 

 kunna använda alla slags rör, endast deras diameter är konstant 

 för det rum, inom hvilket barometern stiger eller faller. 



2:o Emedan man genom förökande af rörets kaliber ökar 

 styrkan och vigten, kan man använda denna vigt såsom rörelse- 

 kraft för ett blyertsslift fästadt vid hälstångsarmen och sålunda 

 låta den uppteckna sina variationer på ett i rörelse försatt pap- 

 per, ulan någon svårighet, ty friklions-moiståndet kan besegras 

 genom ett öfverskott af den rörande kraften. 



3:o Ar det klart alt man med tillhjelp af häfslänger och 

 utvexlingar kan utan ölägenheter och lUan skada för den nöd- 

 vändiga noggrannheten öka observationsskalan; till och med ett 



