85 



vanligt barometerrör af 5 """ diameter, Histadt vid ett vanligt fi- 

 nare urverk, har åstadkommit ganska stora och fullkomligt säkra 

 aiigifiiiugar. Men för noggranna observationer skall begagnan- 

 det af spegel alltid vara att föredragas. 



4:o Den nya konstruktionen är oberoende af meniskens 

 form, cjvicksilfrets renhet, dess specifika vigt, af temperaturen 

 och tyngdki-aftens olikhet vid särskilda latituder, ty alla dessa 

 qvanlileter äga inflytande på qvicksilfrets volum och höjden af 

 den pelare, som man bör mäta för alt erhålla dess vigt, och här 

 är vigten omedelbarligen gifven. Om man använder ett jernrör, 

 skall man icke så mycket som med glas hafva att frukta för 

 adhesion af luft och fuktighet, och man skall lätt kunna deri 

 bringa qvicksilfret till kokning ulan fara för röret. 



5:o Gör man röret af jern, vinner man den fördelen att 

 kunna transportera instrumentet utan risk af dess söndergäende, 

 och med lätt uttänkliga konstruktionsförändringar kan man er- 

 hålla ett ganska säkert och tillika portatift instrument för höjd- 

 mätningar. 



6:0 Svårigheterna af glasrör hafva ända hittils hindrat 

 förfärdigandet af barometrar med andra vätskor än qvicksilfver; 

 man skall framdeles kunna göra sådana med vatten eller andra 

 fluida, och erfarenheten skall måhända deraf framvisa verkliga 

 fördelar. 



Den barometer, jag sålunda låtit konstruera, gör sin tjenst 

 ganska bra, och jag har redan märkt, att dess tillkännagifvandeii 

 äro snabbare än en vanlig barometers, hvilket såsom det väl är 

 bekant inträffar med de fullkomligaste barometrar. Om man vid 

 dess konstruktion med sorgfällighet förekommer friktionen, kan 

 man erhålla ett noggrant instrument, som modifieradt efter de 

 olika behofven kan göra resande och sjöfarande bättre tjenster 

 än de nuvarande barometrarne eller de bisarra och osäkra ane- 

 roiderna". 



