Vid sainmanlWidet den 3 December Iramslällde älven Pro- 

 fessoren af Scliultén Nyttan af en särskild gradering d de 

 qvicksilfver-thermonietrar, som användas till anställande af 

 den bekanta temperatur-korrektionen vid hränvinsprofning. 

 Den föreslagna graderingen består deruti, att den punkt af ther- 

 mometerskalan, som motsvarar + 20° Cels , betecknas med O, 

 och hvar sjunde centesimalgrad ifrån denna nollpunkt, sä väl 

 uppåt som nedåt, successlft utm.ärkes med 1, 2, 3 etc. En så- 

 lunda graderad Thermometer, nedsänkt i bränvin jemte Profva- 

 ren, utvisar omedelbart, genom sitt gradtal, den nödiga tillök- 

 ningen eller minskningen i den observerade profvaregraden , då 

 man fäster uppmärksamhet dervid, att de thermometergrader 

 som äro under noll])unklen verka tillökning, och de andra 

 deremot förminskning. Riktigheten af delta enkla sätt att korri- 

 gera profvaregraderna ådagalägges af följande tabell, deruti öfre 

 talet i hvarje ruta uttrycker det rätta, medelst den bekanta hjelp- 

 tabellen *) erhållna, tillägget till motsvarande observerade profva- 

 regrad, och undre talet det tillägg dertill, som vid samma tem- 

 peratur erhålles genom ifrågavarande gradering. 



Se ;-5:dje Delen af Berzelii Kemi, Tab. IV. 



\ 



