1:0o 
2:0 
3:0 
39 
B. Om Barometern. 
Barometern uppstålles i ett boningsrum som eldas, och det 
sålunda, att hvarken direkt solsken eller eldsken från kakel- 
ugnen kan falla derpå. — Hela barmeter-röret och messings- 
skalan, som är delad i millimetrar, samt den till barometern 
hörande termometern böra hafva samma temperatur, om ba- 
rometern skall visa riktigt. 
Barometer-röret bör stå vertikalt, hvilket man proberar med 
ett sänklod. 
Vid skeende observationer observeras först den termometer, 
som hör till barometern, emedan dess temperatur kan för- 
ändras genom kroppens värme, under det man afläser baro- 
meterns höjd, samt således uppgifva en oriktig temperatur. 
Termometer-observationen göres åter för att utröna qvick- 
silfrets temperatur i barometer-röret, ty detta qvicksilfver ut- 
vidgas eller hopdrages 1:o af lufttryckningens förändringar 
och 2:o något litet af sjelfva qvicksilfrets temperatur-förän- 
dringar, hvarföre observationerna för att gifva vetenskapligt 
noggranna resultater, alla måste reduceras, genom råkning, 
till samma temperatur. -— Sedan ifrågavarande termometer- 
observation blifvit gjord, knäpper man med fingret på Baro- 
meterns skala, så att qvicksilfret i röret antager sin rätta 
höjd genom den lindriga skakningen, hvarefter observationen 
på sjelfva barometer-ståndet göres. Detta sker sålunda, att 
den löpare, som kan skjutas upp och ned på skalan, skjutes 
upp högre ån qvicksilfret står, hvarefter den skjutes uppifrån 
nedåt tills dess nedra kant, då ögat hålles i jemn höjd der- 
med, tyckes tangera den öfversta kullrigheten af qvicksilfret. 
På löparen finnes en liten skala af 10 streck, hvaraf (0) 
nollstrecket bestämmer, huru många hela millimetrar qvick- 
silfret i glasröret står ofvanom qvicksilfret i dosan, och det 
sålunda, att om nollstrecket infaller mellan tvenne af skalans 
