Nr. 3. 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



19 



aber infolge unvollkommener Justierung oder ander- 

 weitiger äussere')- Einflüsse die Tendenz, gegen die rich- 

 tige Zeit vorzueilen oder zurückzubleiben. In diesem 

 Falle wird das Pendel bestrebt sein, seine Schwingungs- 

 phase zu verändern; da aber bei jeder Aenderung der- 

 selben sofort die verzögernde oder beschleunigende mag- 

 netische Anziehung zu wirken beginnt, wird das Pendel 

 in seine richtige Lage zurückgeführt und trotz der Tendenz 

 der Uhr, vorzueilen oder zurückzubleiben, eine voll- 

 kommene Uebereinstimmung der Pendelschwingungen der 

 Normaluhr und der Hauptuhr erzielt werden. Aus diesen 

 Darlegungen geht ferner hervor, dass ein Ausbleiben 

 eines oder selbst mehrerer Kontakte aus dem Grunde 

 keine Beeinträchtigung der Angabe der Normaluhr be- 

 wirkt, weil die geringe Abweichung in der Schwingungs- 

 phase des Pendels, welche infolge des Versagens selbst 

 einer massigen Reihe von Kontakten eintreten kann, 

 durch die folgenden Kontakte binnen kürzester Frist 

 wieder beseitigt wird. 



Zur Sicherung des Betriebes sind auf der Zentral- 

 station in die nach den einzelnen Normaluhren führen- 

 den Leitungen Galvanoskope eingeschaltet, an denen bei 

 jedem Stromschluss eine Bewegung der Nadel wahrzu- 

 nehmen ist. Die regelmässige Wiederkehr dieser Nadel- 

 äusschläge nach Ablauf von je zwei Sekunden bietet 

 eine Gewähr, dass die Leitung intakt ist und die Re- 

 gulierung in vollem Umfange erfolgt. Um indess volle 

 Gewissheit zu erlangen, dass die Angaben der einzelnen 

 Normaluhren streng mit denen der Hauptuhr überein- 

 stimmen, ist ferner die Einrichtung getroffen, dass jede 

 Uhr allstündlich nach der Sternwarte ein Kontrollsignal 

 abriebt. Zu diesem Behüte ist auf der Minutenwelle 

 jeder zu regulierenden Uhr ein Stift angebracht, welcher 

 einmal im Laufe jeder Stunde bei einer im Voraus be- 

 stimmten Stellung des Zeigers eine Feder berührt, hier- 

 durch einen elektrischen Strom schliesst und durch Ver- 

 mittelung desselben auf der Steinwarte ein Signal ver- 

 zeichnet. Trifft dieses Signal zu der richtigen Minute 

 und Sekunde ein, so gewährt dies eine volle Sicherheit 

 dafür, das die Zeitregulierung vollkommen zuverlässig 

 funktioniert. Sollte jedoch infolge vorübergehend wirken- 

 der Hindernisse oder einer zeitweisen Unterbrechung 

 der Leitung ein Zurückbleiben oder Voreilen einer der 

 Normaluhren erfolgt sein, so wird der Fehler der betreffen- 

 den Uhr von der Sternwarte aus auf folgende Weise 

 beseitigt. Die Verbindung der Normaluhr mit der Haupt- 

 uhr wird aufgehoben und an Stelle der letzteren eine 

 Hilfsuhr eingeschaltet, deren Pendel, je nachdem die zu 

 regulierende Uhr zurückgeblieben oder vorgeeilt ist, etwas 

 rascher bezw. langsamer schwingt, als das Pendel der 

 Hauptuhr. Dadurch wird die Normaluhr so lange zu 

 einem rascheren bezw. langsameren Gange genötigt, bis 

 der Fehler beseitigt ist, worauf die Hilfsuhr ausgeschaltet 

 und die Verbindung mit der Hauptuhr wieder hergestellt 

 wird. Grössere Hindernisse werden freilich auch auf 

 diesem Wege nicht zu beseitigen sein, wenn man nicht 



zu dem Hilfsmittel der Anwendung sehr starker gal- 

 vanischer Batterieen seine Zuflucht nehmen will. Da aber 

 dieses Auskunftsmittel anderweitige Unzuträglichkeiten 

 im Gefolge hat, und bei starkem Voreilen oder Zurück- 

 bleiben die Gefahr nahe liegt, dass es sich um eine 

 dauernde Beeinflussung des Ganges der betreffenden Uhr 

 handelt, wird man bei Eintritt eines solchen Falles auf 

 Beseitigung des Fehlers von der Sternwarte aus ver- 

 zichten und statt dessen an Ort und Stelle die Ursache 

 der Abweichung zu ermitteln suchen. 



In Paris ist ein System der Regulierung in Gebrauch, 

 welches im Jahre 1847 von Foucault angegeben wurde 

 und gleichfalls darauf basiert, unter Vermittelung elektri- 

 scher Stromimpulse eine volle Uebeieinstimmung der 

 Pendelschwingungen der Normaluhren und der Hauptuhr 

 zu erreichen. Die Pendel der Normaluhren tragen an 

 Stelle der mit Draht umwundenen Hohlcylinder gewöhn- 

 liche Pendellinsen, unterhalb derselben aber noch ein 

 Stück weichen Eisens, welches sich bei den Schwingungen 

 des Pendels an zwei zu beiden Seiten aufgestellten Elektro- 

 magneten in sehr geringer Entfernung vorbeibewegt. Der 

 Stromimpuls wird in diesem Falle nicht auf das Pendel 

 selbst, sondern auf die feststehenden Elektromagneten 

 übertragen, im übrigen aber in analoger Weise wie bei 

 dem System Jones durch die in jeder Sekunde wieder- 

 kehrenden magnetischen Anziehungen eine volle Syn- 

 chronisation der Pendelschwingungen erzielt. Auch bei 

 diesem System ist es aber nicht unbedingt erforderlich, 

 die regulierende Wirkung von beiden Seiten aus auf das 

 Pendel ausüben zu lassen ; man kann den einen Elektro- 

 magnet weglassen und dadurch die Anordnung gleichwie 

 bei dem in Berlin angewandten Systeme zu einer ein- 

 seitigen machen. Dadurch wird nicht allein eine Ver- 

 einfachung der ganzen Einrichtung erzielt, sondern auch 

 eine grössere Unempflndlichkeit gegen Variationen in der 

 Stromstärke erreicht, sowie an Kosten für die Erhaltung 

 der Batterieen gespart, da bei einseitiger Anordnung die, 

 Stromimpulse nur alle zwei Sekunden erfolgen. 



Welches der beiden in Berlin bezw. Paris adop- 

 tierten Systeme den Vorzug verdient, ist schwer zu ent- 

 scheiden; im allgemeinen wird nicht zu leugnen sein, 

 dass das System Foucault in seiner Anordnung einen 

 eleganteren und gefälligeren Eindruck macht. Nicht 

 allein, dass die Handhabung der ganzen Einrichtung bei 

 dem letztgenannten System dadurch wesentlich vereinfacht 

 wird, dass der Strom nicht an der Pendelstange herab- 

 läuft, sondern es wird auch eine etwaige Umkehrung 

 der Stromrichtung bei demselben einflusslos sein, wäh- 

 rend eine solche bei dem System Jones zu sehr empfind- 

 lichen Störungen Anlass eiebt.*) 



*) In neuester Zeit hat Cornu (Comptes Rendus, Tome CV, 

 pag. 1106) für die Synchronisation ein System vorgeschlagen, dessen 

 Anwendung- gegenüber denjenigen von Jones und Foucault wesent- 

 liche Vorteile in Aussicht stellt. Dasselbe ist in gewissem Sinne 

 eine Umkehrung des Systems von Jones, indem Cornu den seit- 

 lich aufgestellten permanenten Magnet und die am Pendel be- 

 festigte Drahtrolle miteinander vertauscht. Der etwa 15 cm lange 

 Magnet, welcher unterhalb der Pendellinse angebracht ist. bildet 



