732 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 22 



wendig-, die ein Arbeiten bei innerhalb gewisser zeitlicher Grenzen 

 konstant bleibender Temperatur gestattet. Der Bürk ersehe Apparat 

 besteht aus einem mit Hahn und Steigröhre versehenen, mit Wasser 

 gefüllten Messinggefäß, das auf drei Füßen ruht und oben durch 

 eine Hartgummischeibe bedeckt ist. Seitlich ist das Gefäß durch 

 einen ringsum befestigten Filzmantel vor unerwünschter Wärme- 

 abgabe geschützt. Die Hartgummischeibe trägt einen Ausschnitt, in 

 den ein Kupferkonus eingesetzt Averden kann, derart, daß er in das 

 im Messinggefäß befindliche Wasser eintaucht. Dem Kupferblech 

 seinerseits liegt der ([uadratische Objektträger mit Hohlschliff, der 

 dazu bestimmt ist, die Blutprobe aufzunehmen, fest auf. Der Objekt- 

 träger selbst kann mit einem Deckel aus Hartgummi bedeckt 

 werden. 



Auf diese Weise ist das Glasstück (und der darauf befindliche 

 Blutstropfen) nach oben und seitlich von einem schlechten Wärme- 

 leiter umgeben; dagegen wird es infolge der guten Wärmeleitung 

 des Kupfers sehr rasch die Temperatur des im Messingbehälter be- 

 findlichen Wassers, die durch eine Gasflamme auf eine bestimmte 

 Höhe gebracht werden kann, einnehmen. 



Der Gang eines Versuches zur Ermittlung der Blutgerinnungs- 

 zeit bleibt mutatis mutandis im wesenthchen derselbe, wie er schon 

 in einer früheren Mitteilung beschrieben worden ist. (Vgl. „dies 

 Zentralbl." XVIII, 1904, S. 310 u. 537.) Dittler (Leipzig). 



K. Bürker. Erfalirungen mit der neuen Zählkamnier nebst einer 

 weiteren Verhesserung derselben. (Pflügers Arch. CXVIII, 5/6, S.460.) 



Die alte Zeiss-Thomasche Zählkammer hat vor einigen Jahren 

 (vgl. „dies Zentralbl." XIX, S. 367) durch den Verf. insofern eine 

 wesentliche Verbesserung erfahren, als die Möglichkeit geschaffen 

 wurde, die Kammer fertig zusammen zu setzen, bevor sie mit der 

 Blutprobe beschickt wird. Dadurch wird sowohl eine gleichmäßigere 

 Verteilung der Blutkörperchen gewährleistet als auch die Abhängigkeit 

 der Tiefe der Kammer vom jeweilig herrschenden Luftdruck beseitigt. 



Eine weitere Verbesserung ist nun neuerdings an der Kammer 

 angebracht worden in Gestalt zweier Klemmen zum Andrücken des 

 einmal richtig aufgeschobenen Deckglases, wodurch der Newton sehen 

 Ringe während der ganzen Zählung unverändert erhalten bleiben. 

 Diese Klemmen sind in zwei Bohrungen des Objektträgers fixiert 

 und können zum Zwecke der Reinigung der Kammer abgenommen 

 werden. 



Bezüglich einiger methodischer Erfahrungen des Verf. beim 

 Gebrauch der neuen Zählkammer verweise ich auf das Original. Er- 

 wähnt sei nur, daß Verf. es empfiehlt, bei Zählungen, die längere 

 Zeit in Anspruch nehmen, eine Verdunstung der Blutmischung durch 

 Verwendung einer einfachen feuchten Kammer (ohne Decke) vor- 

 zubeugen. Dittler (Leipzig). 



R. A. Allers und S. Bondi. Über das Verhalten des Calciums im 

 Blute bei experimenteller Säurevergiftimg. (Biochem. Zeitschr. VI, 

 4, S. 366.) 



