80Ö Zftntralhlatt für Physiologie. Nr. 24 



Wertheim-Salomonson. Ein neuer 2^^' (biographisch er Registrier- 

 apparat. (Pflügers Arch. CXX, 11/12, S. 618.) 



Es handelt sich um einen Fallapparat, bei dem die Schreib- 

 fläche (photographische Platten 9 X 18 cm) mit einer konstanten 

 Geschwindigkeit sich in der Vertikalen bewegt. Diese konstante 

 Geschwindigkeit wird dadurch erzielt, daß der fallende Körper einen 

 in einem Zylinder befindlichen Kolben verschiebt, wobei dieser 

 Flüssigkeit durch ein Seitenrohr aus den oberen in den unteren 

 Zylinder treibt. Ein an dem Zylinder des Kolbens angebrachter 

 Präzisionshahn gestattet es, die Geschwindigkeit zwischen 1 und 

 150 mm in der Sekunde zu verändern. Unter Benutzung einer 

 Übertragung kann die Geschwindigkeit bis auf 600 mm gebracht 

 werden. Unregelmäßigkeiten der Bewegung* sind nur bei Geschwindig- 

 keiten unter 4 mm in der Sekunde wahrzunehmen. 



Garten (Leipzig). 

 0. Frank. Endliche Aushaiichunqeu einer aiifgespannten elastischen 

 Membran. (Zeltschr. f. Biol. L,' S. 281.) 



In einer gemeinsam mit J; Petter veröffentlichten Abhandlung 

 des Verf. über die „Statik der Membran manometer und der Luft- 

 transmission" war unter anderem sowohl auf theoretischem wie auch 

 auf experimentellem Wege gezeigt worden, daß man die Gestalt, 

 welche eine über eine Trommel ausgespannte kreisförmige Membran 

 unter der Einwirkung hydrostatischen Druckes bei starker Spannung 

 und kleinen Ausschlägen annimmt, mit genügender Annäherung als 

 die eines Paraboloids auffassen kann. Wenn sich auch mit gleichem 

 Rechte die Form einer Kugelkalotte verteidigen ließe, so ist doch 

 die Annahme des Paraboloids insofern vorzuziehen, als sie eine 

 wesentliche Vereinfachung der rechnerischen Behandlung der Mano- 

 meter mit sich bringt. Da gegen die Richtigkeit dieser Anschauung 

 in einer Schrift von G. F. Nicolai und Schlick Einwendungen 

 erhoben sind, so kommt Verf. in der neuen Abhandlung nochmals 

 auf die Ableitung seines Resultates zurück. Er zeigt, daß die von 

 ihm zuerst aufgestellte und schon in einer früheren Abhandlung mit- 

 geteilte Differentialgleichung, welche der Lösung des Problems zu- 

 grunde liegt, in der ursprünglichen Form streng für endliche De- 

 formationen gilt, daß sie aber für die bei den- Manometern auf- 

 tretenden und daher überhaupt nur in Betracht kommenden sehr 

 kleinen Deformationen in der von ihm vereinfachten Form, die eben 

 zu einem Paraboloid führt, mit genügender Strenge verwendet 

 werden darf. Durch die Beschränkung auf kleine Ausschläge der 

 Membranen wird überhaupt erst eine mathematische Behandlung 

 und Durchführung des Problems möglich; denn der exakten Lösung 

 des allgemeinen Problems der endhchen Deformationen stellen sich, 

 von einigen Spezialfällen abgesehen, zum Teil unüberwindliche 

 Schwierigkeiten entgegen. Neu ist in der Arbeit die eingehende 

 Diskussion über die Verwendbarkeit der ursprünglichen Differential- 

 gleichung für die Behandlung endlicher Ausbauchungen der Mem- 

 bran; im übrigen trägt dieselbe aber mehr polemischen Charakter. 

 Vor allen Dingen verwahrt sich Verf. gegen den Vorwurf, daß seine 



