802 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 24 



drei Haiipttypen von Systemen unterscheiden, die er kurz be- 

 zeichnet als: den Typus des Kardiographentrichters, den Typus des 

 Chauveau-Mareyschen Ventrikelmanometers und den Typus des 

 Marey sehen Transmissionssphygmographen. Für jedes dieser drei 

 Systeme wird zuerst der besondere Ausdruck für die Empfindlich- 

 keit abgeleitet. Die aufgestellten Formeln, welche hier natürlich 

 nicht in extenso mitgeteilt werden können, sind unter anderem 

 insofern für die Konstruktion derartiger Instrumente besonders wert- 

 voll, als sie in jedem Falle leicht erkennen lassen, wie die Dimen- 

 sionen zu wählen sind, damit das Maximum der Empfindlichkeit ein- 

 tritt. Da auch für die Lufttransmissionen der obige Satz über die 

 Schwingungsdauern angewendet werden kann, so kommt es für die 

 Untersuchung der Eigenschaften aller dieser Systeme in erster Linie 

 darauf an, die Dauer der Eigenschwingungen der eingeschlossenen 

 Luftsäule gesondert von der Schwingungsdauer der mit Hebel oder 

 Spiegel belasteten Membran zu bestimmen. Diese Aufgabe wird vom 

 Verf. gelöst. Für die Zulässigkeit der seiner Theorie zugrunde 

 liegenden vereinfachenden Annahmen spricht die in Anbetracht der 

 komplizierten Verhältnisse genügend genaue Übereinstimmung der 

 berechneten Werte der Schwingungszahlen mit den empirisch ge- 

 fundenen. 



Die aufgestellten Formeln können sowohl dazu dienen, für 

 einen bestimmten Zweck das geeignetste System der Luftübertragung 

 auszuwählen, als auch im gegebenen Falle die Güte eines Instru- 

 mentes von einem der drei aufgestellten Typen zu vergrößern. Dies 

 wird in der Arbeit insbesondere für die beiden ersten Typen aus- 

 führfich dargelegt. 



Der letzte Abschnitt der Arbeit ist der theoretischen Unter- 

 suchung der vom Verf. schon früher angegebenen und für die Re- 

 gistrierung der Herztöne verwendeten, jetzt verbesserten „Herzton- 

 kapsel" gewidmet. Wenn ^uch noch keine strenge Theorie dieses 

 der Verbindung des Trommelfells mit dem Hammer in freier Weise 

 nachgeahmten Instrumentes entwickelt worden ist, so wird eine 

 solche doch durch die mitgeteilten Versuche und Überlegungen an- 

 gebahnt, die sich teils auf die Messung der Druckempfindfichkeit, 

 teils auf die Bestimmung der für die Bewegung dör Membran und 

 der mit ihr verbundenen Spiegelplatte allein charakteristischen 

 Elastizitätskonstante beziehen. Schließlich wird die Empfindlichkeit 

 und Schwingungszahl für ein System der Luftübertragung abgeleitet, 

 bei welchem die Herztonkapsel Verwendung gefunden hat. 



Wenn auch manche Vereinfachungen notwendig waren, um die 

 in der inhaltreichen Arbeit behandelten Probleme überhaupt mathe- 

 matisch angreifen zu können, so besitzen die Entwicklungen des 

 Verf. doch großen Wert. Vor allen Dingen bringen sie Ordnung in 

 die große Mannigfaltigkeit der verschiedenen Instrumente und geben 

 Mittel und Wege an, dieselben nach einheitlichen Gesichtspunkten 

 zu untersuchen und ihre Güte und Verwendbarkeit für bestimmte 

 Zwecke abzuschätzen. 



0. Fischer (Leipzig). 



