34 Oentralblatt für Physiologie. Jsj-. 2. 



Arbeit über denselben Gegenstand veröfifentlicht. Seine Serien von 

 Schwankungen tetanisch erregter Muskeln zeigen verschiedene Höhen, 

 je nachdem sich der Muskel isotonisch oder isometrisch verhielt. 

 Aber da wir diese Verschiedenheit erst erkennen, nachdem der Muskel 

 eine Eeihe von Einzelschwankungen hervorgerufen hat, so folgt daraus 

 nur, dass sich im Verlaufe des isometrischen Tetanus die elektro- 

 motorischen Bedingungen anders gestalten wie im Verlaufe des 

 isotonischen Tetanus. Dieser Unterschied hätte übrigens in der Ab- 

 handlung deutlicher hervorgehoben werden können. Die Höhe der 

 Seriencurve wird als „Grösse der negativen Schwankung" besprochen, 

 so dass leicht der Irrthum entstehen kann, als handelte es sich um 

 sicher festgestellte Veränderungen der eigentlichen negativen (Einzel-) 

 Schwankung. Wie oben angedeutet, lassen aber die Seriencurven keinen 

 sicheren Schluss auf das Verhalten der Einzelschwankung zu. Herr 

 Prof. Gad hatte darum seine Aufgabe dahin präcisirt, dass die Beob- 

 achtungen an der Einzelschwankung angestellt werden müssten. 



IL (Methode.) Seit Burch*) seine ausführliche Anleitung zum 

 Gebrauche des Capillarelektrometers für photographische Aufnahme 

 von Stromcurven veröfifentlicht hat, erscheint es ziemlich überflüssig, 

 noch andere Verfahren umständlich mitzutheilen. Da indessen auch 

 noch die neuesten capillarelektrometrischen Arbeiten in deutschen 

 Laboratorien mit verhältnissmässig mangeltiaften Mitteln ausgeführt 

 worden sind, ist es vielleicht doch zweckmässig, eine Vorrichtung zu 

 beschreiben, die noch erheblich einfacher herzustellen ist, als der 

 Pendelmotor von Burch. Ich bespreche hier die Anordnung, die ich 

 nach mannigfachen Versuchen als die zweckmässigste befand. 



1. Die Capillarröhren zog ich anfangs stets aus Glasröhren, die 

 von der Hütte zugeschmolzen geliefert waren, so dass die Innenfläche 

 als rein betrachtet werden durfte. Indessen erwies es sich als besser, 

 nach der Anleitung von Burch die Eöhren mit Königswasser zu 

 reinigen. Auch dann war die Bewegung des Quecksilberfadens selten 

 durchwegs frei von Stockungen, ja selbst in solchen Eöhren, die 

 anfänglich gleichraässige Bewegung zuliessen, traten oft nach kurzem 

 Gebrauche Hindernisse auf. 



2. Das Quecksilber bezog ich käuflich rein. Anfänglich pflegte 

 ich zuerst die Schwefelsäure in die Capillarröhre einzusaugen und dann 

 das Quecksilber aufzufüllen. Später habe ich dies nach Burch's Vor- 

 schrift sorgfältig vermieden und die Eöhren immer trocken aufgefüllt. 



3. Die Spitze der Eöhre Hess ich in einen Trog tauchen, der 

 auf folgende Weise hergestellt wird; Auf eine etwa 1"5 Millimeter 

 dicke Glasscheibe von etwa 6 Centimeter im Quadrat, werden U -förmig 

 drei kleine Leisten vom Querschnitte 3 bis 4 Millimeter im Quadrat 

 mit einem sehr widerstandsfähigen Kitt aus Colophonium und Gutta- 

 percha aufgekittet. Auf diese wird ein Deckgläschen gekittet, das die 

 Vorderwand des Troges bildet. In den Trog mündet von unten her 

 ein ebenfalls auf der Glasscheibe festgekittetes ü-förmig gebogenes 

 Glasrohr, dessen Biegung reichlich 5 Centimeter unter dem Troge 



*) G. J. Bureh, The Capillary Eleetrometer in Theory and Praetice. 

 London 1896. 



