J^r 2. Centralblatt für Pliysiologie. 35 



liegt. Wird in den Trog das Quecksilber gegossen, so erfüllt es 

 natürlich auch beide Schenkel der U-Eöhre, in deren freien Schenkel 

 dann der Platindraht des Stromkreises eingeführt wird. 



4. Das Mikroskop (Zeiss'sches Modell) wird zweckmässig nicht 

 auf seinem Fusse stehend umgelegt, weil bei längerem Arbeiten allzu 

 leicht Säure oder Quecksilber aus dem Troge auf das Fussgestell 

 herabfliessen kann. Es lässt sich vielmehr in umgelegter Stellung auf 

 der Seite so über der Kante eines Klotzes lagern, dass unter der 

 Durchbohrung des Tisches für die Biegung der U-Röhre Platz ist. Die 

 Grundscheibe des Troges wird in geeigneter Lage auf dem Object- 

 tische mittelst der gebräuchlichen Klemmen befestigt. 



5. Ein besonderes kleines Stati\^, das an dem (bei der beschriebenen 

 Lagerung des Mikroskopes nach oben gekehrten) Seitenrande des 

 Objecttisches befestigt ist, trägt die Capillarröhre. Das Stativ besteht 

 aus einer Messingplatte, die gleichsam eine Verbreiterung des Tisches 

 darstellt, aber nicht mit dessen Oberfläche gleich ist, sondern etwa 

 in der Mitte seiner Dicke steht. Auf dieser Platte ist eine zweite, in 

 gewissen Grenzen allseitig verschiebbar angebracht (grobe Einstellung). 

 Auf dieser Platte ist eine dritte Platte in senkrechter und wagrechter 

 Richtung durch Mikrometerschrauben verstellbar (feine Einstellung 

 nach zwei Dimensionen). Auf der dritten Platte ruht federnd eine 

 Klemme, in die die Capillarröhre eingespannt wird. Eine dritte Mikro- 

 meterschraube hebt den unteren Theil der Klemme von der Platte 

 ab, drängt also die Spitze der Capillarröhre objectivwärts (Einstellung 

 in der dritten Dimension). Die Dicke der Stativplatten ist so bemessen, 

 dass die Capillarröhre gerade um etwas mehr als die Dicke der Boden- 

 scheibe des Troges vor dem Objecttische steht. 



6. Den Compensationsdruck lieferte das übliche Quecksilber- 

 druckgefäss mit Gummischlauchleitung. An die Capillarröhre war zu- 

 nächst ein Stück Glasröhre mittelst Gummischlauch angeschlossen, 

 welches einen eingeschmolzenen Platindraht enthielt, der bis zum 

 Quecksilber hinabreichte. 



T.Ais Lichtquelle. diente beim Gebrauche des Objectives (Zeiss 7) 

 für die geringeren Geschwindigkeiten des Bildes bis zu 110 Millimeter 

 ein sogenannter „MagnesiumbUtz", für höhere Geschwindigkeit eine 

 Bogenlampe. Die Beleuchtung wird durch eine gewöhnliche grosse 

 Collectivlinse und das Abbe'sche System des Mikroskopes condensirt. 



8. Die Aufnahme geschieht mittelst einer kleinen feststehenden 

 Camera (7:7) ohne Objectiv, die an ein Baltzer'sches Myographion 

 so befestigt wird, dass sie auf die Axe der Schreibtrommel gerichtet 

 ist. Die Trommel ist abgenommen und statt ihrer ist an der Axe ein 

 kleiner quadratischer Spiegel befestigt. Diesen umgibt eine cylindrische 

 Blechkapsel, deren Böden die Axe lichtdicht umfassen, und in die die 

 Camera seitlich eingefügt ist. Dicht neben der Ansatzstelle der Camera 

 ist eine zweite Oeffnung mit einem Ansatzrohr, durch die das vom 

 Mikroskop entworfene Bild auf den Spiegel fallen kann. 



9. Der Mikroskoptubus ist verlängert durch ein 5 Centimeter 

 weites, 60 Centimeter langes Rohr aus schwarzer Pappe mit geeigneten 

 lilenden im Inneren. Es ist an ein Stativ angeschlossen, das einen 

 Rahmen zum Einschieben einer Spaltblende von 5 Millimeter Spalt- 



3* 



