36 Oentralblatt für Physiologie. Nr. 2. 



breite enthält, und seinerseits an den erwähnten Ansatz der Spiegel- 

 kapsel angeschlossen ist. 



10. Oberhalb der Spiegelkapsel ist an der Myographionaxe ein 

 fester und ein einstellbarer Stift angebracht, durch die zwei Contacte 

 unterbrochen werden können. Der eine löst den zu untersuchenden 

 Vorgang aus, der andere, wenn es erforderlich ist, den Magnesiumblitz. 



11. Die Blitzlampe, deren ich mich bediente, ist von Dr. Oowl 

 construirt. Sie besteht aus einem grossen Bunsen 'sehen Brenner, in 

 dessen Mitte sich eine oben zur Aufnahme von Magnesiumpulver 

 napfförmig erweiterte Messingröhre befindet. Zu dieser führt ein 

 Gummirohr, das durch eine niedergedrückte Feder mit einer Sperr- 

 vorrichtung abgeklemmt ist. Das Gummirohr steht mit einem aufge- 

 blasenen Gummiball in Verbindung. Beim Unterbrechen des oben er- 

 wähnten Oontactes fällt der beschwerte Anker eines Elektromagneten 

 auf die Sperrvorrichtung, die Feder wird frei, der Luftstoss aus dem 

 Gummiball dringt durch die Röhre und bläst das Blitzpulver in die 

 Flamme. 



Der Vorgang bei einer Aufnahme mit dem beschriebenen Apparat 

 gestaltet sich wie folgt: Zum Einstellen wird eine gewöhnliche Auer- 

 lampe vor die Oollectivhnse gestellt. Das gesammelte Licht geht durch 

 das Abbe'sche System und den Trog in das Objectiv des Mikro- 

 skopes und wird von diesem durch den verlängerten Tubus bis in die 

 Spiegelkapsel proicirt. Man ertheilt nun der Axe des Myographions 

 die Stellung, bei der das Bild gerade in die Camera hinein reflectirt 

 wird, wo es auf der Mattscheibe von aussen sichtbar ist. Dreht man 

 den Spiegel, so bewegt sich das Bild horizontal auf der Mattscheibe. 

 Die beiden Contacte müssen nun so eingestellt werden, dass der 

 Vorgang, den man untersuchen will, ausgelöst wird, wenn das Bild 

 am Anfang der Platte steht, der Blitz aber eine gewisse, empirisch 

 festzustellende Zeit vorher. Hat man nun noch das Bild scharf ein- 

 gestellt, so schiebt man zuerst die Spaltblende ein, ersetzt dann die 

 Mattscheibe durch eine Oassette, beschickt die Blitzlampe, zieht den 

 Schieber der Cassette auf, und lässt das Myographien laufen. Die 

 Aufnahme geht dann automatisch vor sich. 



Der Abstand des Spiegels von der photograpbischen Platte 

 beträgt 195 Millimeter. Ist also die Umlaufszeit des Myographions 

 30 Secunden, so ist die Geschwindigkeit, mit der das Bild über die 

 Platte streicht 195. 2 jr: 30 = 48-8 Millimeter in der Secunde. 



Die Spaltblende ist über 200 Millimeter von der Platte entfernt. 

 Auf der Platte erscheint daher der Spalt etwa 2 Millimeter breit und 

 von Zerstreuungsrändern eingefasst. Das stört aber den Erfolg nicht, 

 weil nur der mittelste Theil des Spaltbildes die nöthige Lichtstärke besitzt, 

 um von der Platte aufgenommen zu werden, und das scharf eingestellte 

 Bild der Quecksilberkuppe immer eine deutliche Linie geben muss. 



IIL (Versuchsanordnung.) Um mit Bestimmtheit aussagen zu 

 können, dass durch die Veränderung einer bestimmten Versuchs- 

 bedingung das Ergebniss geändert werde, ist erforderlich, dass derselbe 

 Versuch zweimal angestellt werde, und dass dabei alle Bedingungen 

 bis auf die zu untersuchende völlig gleich bleiben. Dies hat bei der 

 vorliegenden Aufgabe zwei Schwierigkeiten: 



