80 Oentralblatt für Physiologie. JS[r. 3. 



ferner im Principe, wenn der doppelsinnige Actiousstrom eines tetaui- 

 sirten Muskels untersucht wird), so wird die Bewegung des 

 Elektrometers nach einiger Zeit eine in der Amphtude verminderte 

 Sinusbewegung, welche jedoch in der Phase um einen gewissen 

 Betrag hinter der einwirkenden Bewegung zurückbleibt. Ist die letztere 

 eine zusammengesetzte Oscillation, so dass sie sich in eine Fourier- 

 sche Eeihe auflösen lässt, so ist jedes Glied mit einer besonderen 

 Amplitudenverminderung und einer besonderen Phasenverzögeruug be- 

 haftet, so dass die Einwirkung vom Elektrometer stark entstellt 

 wiedergegeben wird. Auch reagirt ein gegebenes Elektrometer, bei 

 gegebenem Widerstände umsoweuiger treu, je schneller der Vorgang 

 ist. Nachdem noch eine Reihe von Fällen, auf die wir leider hier 

 nicht eingehen können, an der Hand der Theorie in ähnlicher Weise 

 zergliedert worden ist, wendet sich Verf. speciell der Untersuchung 

 Burdon Sanderson's über die Actionsströme des Muskels zu. 

 Burdou Sanderson hatte früher gemeinsam mit Page die Actions- 

 ströme des Herzens untersucht und hier Curven erhalten, welche beide 

 Phasen des doppelsinnigen Actionsstromes als entgegengesetzte 

 Ausschläge erkeunen lassen. Hier ist offenbar der Vorgang laugsam 

 genug, dass das Instrument ihm folgen kann. Am Gastrocnemius 

 dagegen wird die doppelsinnige Schwankung völlig entstellt; das 

 Instrument antwortet nur mit einer einsinuigen Auf- und Nieder- 

 beweguug, welche Burdon Sanderson als „spike" bezeichnet und 

 erst mittelst des Burch' sehen Eeductionsverfahreus in die wahre 

 doppelsinnige Ourve umconstruirt, welche Verf 's rheotachygraphisches 

 Verfahren ganz direct ergibt. Dieses Eeductionsverfahren ist nach Verf.'s 

 Auseinandersetzungen jedoch nicht in jedem Falle absolut zuverlässig, 

 sicher nicht für so steile und zugleich so niedrige Curven wie die 

 Burdon Sanderson's. Vor allem gilt es nur, wenn der Ausschlag 

 dem jedesmaligen Betrage der Polarisation proportional ist; dann aber 

 dürfen auch die Veränderungen des Widerstandes mit den Ausschlägen 

 und der von Burch selbst constatirte Umstand, dass das Instrument 

 nicht absolut frei von Trägheitswirkungen ist, sicher nicht vernach- 

 lässigt werden. Neben diesen theoretischen Bedenken sprechen auch 

 thatsächliche Gründe gegen die Zuverlässigkeit der Keduction. So 

 ergab diese für Burdon Sanderson's Ourve einer Einzelreizuug am 

 unversehrten Gastrocnemins die zweite Phase sehr viel höher als die 

 erste, was im vollen Gegensatze zu den Beobachtungen vom Verf und 

 von Matthias steht. Verf kommt zu dem Schlüsse, dass für priu- 

 cipielle Fragen die Ergebnisse des Capillarelektrometers mit den- 

 jenigen des Eheotomverfahrens nicht concurriren können, wo sie ein- 

 ander widersprechen. 



Die Punkte, in welchen sonst noch Burdon Sanderson's 

 Schlüsse von den bisher als gesichert angenommenen Resultaten ab- 

 weichen, betreffen fast ausschliesslich den Fall, wo die distale Ab- 

 leitung vom „thermischen" Querschnitte erfolgt. Hier findet Burdon 

 Sanderson eine dem „spike" nachfolgende langgezogene Curveu- 

 strecke, welche wenig unter der Spitze des „spike" verläuft, meist 

 nach einer leichten Einbuchtung. Er bezeichnet sie als den Buckel 

 ^(„hump"), auch als Nachwirkung und meint, dass er von der Erregung 



